244 E- Gotschlich, 



iufektiouskammer abgetötet werden. Dieses Experimentum crucis sollte 

 bei jedem neiiaug-eschaö'teu Apparat angestellt und womöglich nach 

 längerer Betriebsdauer in regelmäßigen Zwischenräumen wiederholt 

 werden. Statt dieser (unter allen Umständen sichersten) bakteriologischen 

 Prüfungsmethode kann man auch eine rein physikalische Untersuchung 

 mit Hilfe von Maximumthermometern vornehmen; dieselben müssen in 

 allen Teilen des Apparats mindestens 99 — 100" anzeigen. (Bisweilen 

 zeigt das Maximumthermometer bei dieser Prüfung einige Grade über 

 100"; vergl. über das Zustandekommen dieser Ueberhitzung im Innern 

 der Objekte die Untersuchungen Rubners oben S. 204.) In einem wie 

 im anderen Falle müssen die Testobjekte (Milzl)randsporen oder Maximal- 

 thermometer) den natürlichen Verhältnissen entsprechend gelagert sein, 

 d. h. im Innern solcher Objekte, wie sie für die praktische Desinfektion 

 in Betracht kommen (Kleiderbündel, Matratzen u. s. w.), wobei selbst- 

 verständlich — ebensowohl für die Prüfung, wie für die praktische Be- 

 nutzung des Apparates — das Desinfektionsgut nicht zu fest gepackt 

 sein darf. — Ein Apparat, der bei dieser fundamentalen Prüfung nicht 

 in allen seinen Teilen absolut positive und eindeutige Resultate giebt, 

 ist praktisch unbrauchbar; man darf keineswegs glauben, dass an Stellen, 

 wo die Temperatur nicht 99 — KJO" erreicht hat (bezw. Milzbrandsporen 

 nicht abgetötet worden sind^, doch wenigstens eine nur um wenige 

 Grade von 100° abweichende Temperatur geherrscht habe; vielmehr 

 können in unvollkommenen Apparaten oder bei ungenügender Ein- 

 wirkungsdauer des Dampfes zwischen verschiedenen Stellen im Innern, 

 die nur wenige Centimeter voneinander entfernt liegen, Differenzen von 

 40" und mehr vorkommen! — Hat man sich davon überzeugt, dass ein 

 gegebener Dampfdesinfektionsapparat dieser ersten Grundbedingung ge- 

 nügt, so konniit für die praktische Benutzung desselben ferner noch die 

 Eindringungsdauer des Dampfes in Betracht, d. h. die Zeit nach 

 welcher in allen Teilen des Apparates vom Moment des Dampfeinlasses 

 — bezw. von dem Moment an gerechnet, an dem das Thermometer im 

 Dampfabströnumgsrohr 100" zeigt — die Temperatur von 100" erreicht 

 ist; offenbar kann erst von diesem Augenblicke an die eigentliche Des- 

 infektionsdauer (d.h. die Zeit, während welcher der Dampf an allen 

 Stellen des Apparates die desinfektorische Wirksamkeit entfaltet) ge- 

 rechnet werden. Die Bestimmung der Eindringungsdauer erfolgt in der 

 AVeise, dass man an verschiedenen Stellen — und insbesondere etwas 

 unterhalb der Mitte, wo (in Anl)etracht der Thatsache, dass das Ein- 

 dringen des Dampfes wesentlich von oben stattfindet) die Temperatur 

 von 100" zuletzt erreicht wird — Signalthermometer (WolffhügelI") 

 einlegt, die bei Erreichung des gewünschten Wärmegrades einen elek- 

 trischen Kontakt schließen und mittels der aus dem Apparat ins Freie 

 geführten Leitungsdrähte ein elektrisches Glockensignal ertönen lassen; 

 ein sehr praktisches Modell ist von F. ^fc M. Lautenschläger (vergl. 

 Katalog) angegeben. Früher verwendete man zur Auslösung des Kon- 

 taktes leicht schmelzbare Legierungen; doch sind dieselben 

 weniger zuverlässig, da ihr Schmelzpunkt sowohl beim Lagern als ins- 

 besondere beim Umschmelzen erhebliche Aenderungen erfahren kann 

 (Wolffhügelio''). — Auf dem gleichen Prinzip beruht die von Sticker ii 

 als Probe gelungener Desinfektion vorgeschlagene Beobachtung der 

 Schmelzung von Pheuantren (Schmelzpunkt 98°) und Brenzkatechin 

 (Schmelzpunkt 104"), ersteres für ungespannten Dampf, letzteres für 

 Dampf mit geringem Ueberdruck. — Duncker '2 schlug vor, als Indicator 



r> 



