Desinfektion. 245 



für das stattg-ehabte Eindnng-en des Dampfes ins Innere der Objekte 

 nicht die Temperatur, sondern die Feuchtigkeit heranzuziehen, ein Prinzip, 

 das theoretisch bei der dominierenden Bedeutung-, welche dem Sättigungs- 

 grade des Dampfes für das Gelingen der Desinfektion zukommt, gewiss 

 berechtigt war. Jedoch funktioniert der von Duncker angegebene 

 »Dampffeuchtigkeitsmesser« (beruhend auf der im Dampf erfol- 

 genden Verkürzung von Darmsaiten, wodurch ein elektrisches Glocken- 

 signal ausgelöst wird) nicht zuverlässig; nach den von Sandür &Clahen- 

 bach13^ DräerI^ und Dreyer''^ angestellten Nachprüfungen erfolgt die 

 Verkürzung der Saiten in sehr unregelmäßiger Weise, und so kann 

 einerseits das Signal schon bei Temperaturen von 80 — 85" erfolgen, 

 während andermal bisweilen der bakteriologische Effekt der Desinfek- 

 tion ein vollkommener ist, aber das Signal ausbleibt. 



Nach Feststellung der Eindringungsdauer des Dampfes (gewöbulich zwi- 

 schen 30 und 60 Minuten) wird für den Heizer eine Instruktion ausgearbeitet, 

 nach welcher die Bedienung des Apparates zu erfolgen hat. Die zu desinfi- 

 zierenden Objekte müssen der Einwirkung des Dampfes ausgesetzt bleiben 

 während einer Zeit, welche der Summe der Eindringungsdauer plus etwa 15 

 bis 20 Minuten für den eigentlichen Desinfektionsprozess entspricht. Fettig 

 oder ölig beschnmtzte Objekte bedürfen einer längeren Eindringungszeit 

 (TeüscherI*»). Nach Beendigung des Desinfektion findet in den modernen 

 größeren Apparaten noch innerhalb der Desinfektiouskammer selbst eine 

 Trocknung der Objekte statt (v. Esmarch^'^)^ indem heiße trockene Luft 

 durch den Apparat geblasen wird und damit eine rasche Entfernung einerseits 

 des im Apparat enthaltenen Dampfes, andererseits der in den Objekten ab- 

 gelagerten geringen Koudenswassermengeu stattfindet; doch sind diese letzteren 

 Mengen bei richtigem Betriebe so unbedeutend, dass selbst bei Fehlen einer 

 Trockeuvorrichtung schon einfach durch Ausbreiten der desinfizierten Objekte 

 (auf Regalen u. s. w.), event. durch Ausschütteln derselben, nahezu der gleiche 

 Zweck erreicht werden kann. In den meisten neueren Apparaten sind übrigens 

 auch Vorkehrungen getrofi'en. um eine Vorwärmung der zu desinfizierenden 

 Objekte im Apparat selbst vor der Dampfdesinfektion vornehmen zu können, 

 — sei es mittelst Durchleiten von heißer Luft, sei es durch den Dampf selbst, 

 der, ehe er in die Desinfektionskammer eintritt, erst einen die letztere mantel- 

 förmig umgebenden Kaum durchstreift; durch diese Vorwärmung wird einer- 

 seits die Dauer der Desinfektion erheblich abgekürzt und andererseits einer 

 übermäßigen Bildung von Koudenswasser vorgebeugt. — Um Wärmeverluste 

 seitens der Desinfektiouskammer nach außen hin zu vermeiden, ist dieselbe 

 bei manchen Systemen mit einem Wärmeschutzmantel bekleidet; letzterer kann 

 auch mittelst wollener Decken oder Strohmatten leicht improvisiert werden, 

 wie das insbesondere bei Aufstellung transportabler Apparate im Freien, zu- 

 mal bei kalter Witterung ratsam ist; auch ist die Aufstellung eines transpor- 

 tablen Apparates an einem möglichst freigelegenen Orte vorzunehmen, damit 

 genügende Zugwirkung für die Feuerung des Dampfkessels vorhanden ist! — 

 Auch lässt sich unter ganz primitiven Verhältnissen ein Dampfdesinfektions- 

 apparat ziemlich leicht improvisieren, vorausgesetzt, dass ein ])arapfkessel 

 vorhanden ist (Schiffskessel, Fabrik u. s. w.); als Dampfdesinfektionskammer 

 kann eine Tonne (nach Amuxdsen & üstvedt i' in norwegischen ländlichen 

 Bezirken zur Tuberkulosebekämpfung mit Erfolg angewandt) oder ein gewöhn- 

 licher Holzverschlag (A. Gärtner ^^^ dienen; vergl. über Improvisationen von 

 Dampfdesinfektionsapi)araten an Bord bei NoeHT^-t. lu Choleraepidemieen 

 kann man sich auch mit Vorteil eines gewöhuHchen Backofens zur trockenen 



