Gefrierpunktbestimmung in geschlossenem Gefäss. 305 



durch einen von aussen angebrachten Elektomagnet mit Hülfe eines 

 Metronoms auf und nieder bewegt wird. 



Neuerdings [19] hat dieser Autor die Vorrichtung in praktischer 

 Weise geändert, indem er einen geeigneteren Elektromagnet angebracht 

 und das Metronom durch ein Uhrwerk ersetzt hat^). 



Seit einiger Zeit ist in meinem Laboratorium eine einfachere 

 Methode im Gebrauch, die ebenfalls gestattet, im geschlossenen Ge- 

 fäss zu arbeiten und auch mechanisch zu rühren. Der Glasstab des 

 Rührers und das Glasröhrchen, in dem der Rührer sich bewegt, sind je 

 mit einem verstellbaren cylindrischen Kupferstücke umgeben, üeber diese 

 Kupferstücke werden die beiden Enden eines sehr dünnwandigen und 

 weiten Gummirohres luftdicht übergestreift. Das Gummirohr selbst wird 

 aus Gummiplatte hergestellt, wie man sie zu Registrirzwecken für Cardio- 

 graphen etc. zu benutzen pflegt ; man hat nur zu kitten. Innerhalb des 

 Gummirohres sind die Kupferstücke mittelst einer Spirale verbunden. 

 Hat man den Rührer gehoben, so wird derselbe durch die Spirale wieder 

 nach unten gezogen. 



Das Heben erfolgt sehr regelmässig mittelst eines kleinen Heiss- 

 luftmotors von Heinrici und zwar derart, dass dessen rotirende Be- 

 wegungen auf eine Rolle übertragen werden, an der excentrisch ein 

 Kupferstäbchen angebracht ist. Am Ende des Stäbchens ist eine Schnur 

 befestigt, die über eine zweite Rolle geht und in senkrechter Richtung 

 den Rührer bewegt, an dem die Schnur gleichfalls befestigt ist. So 

 hat man die drehende Bewegung des Motors in eine auf- und nieder- 

 gehende umgesetzt. Die Geschwindigkeit lässt sich in einfacher Weise 

 mittelst der Bremse regeln, die an dem Heinrici sehen Motor ange- 

 bracht ist. Im Allgemeinen empfehlen sich 15 Hebungen resp. Senk- 

 ungen in 10 Secunden. Die Vorrichtung ist sehr befriedigend ^) und 

 hat grosse Vortheile. 



1) In dieser Arbeit beklagt sich Beckmann darüber, dass seine nachträg- 

 lichen Ausführungen über Gebrauch und Construction seines Gefrierapparates von 

 medicinischer Seite so wenig berücksichtigt worden sind. Ich glaube, das rührt daher, 

 dass der Autor, der übrigens der Würdigung seiner betreffenden Arbeit auch von 

 medicinischer Seite zufrieden sein darf, seine Ausführungen unter dem Titel: „Bei- 

 träge zur Bestimmung der Moleculargrösse" veröffentlicht hat. Wahrscheinlich 

 sind sie dadurch denjenigen entgangen, die die Zeitschrift für physikalische Chemie 

 nicht regelmässig lesen. 



2) Man kann sich dieselbe selbst herstellen, auch liefert sie der Mechaniker 

 meines Institutes, Herr J. J. Boom. 



Hamburger, Osmot. Druck. IH Band. 20 



