190 Die Strömung des Blutes im großen Kreislauf. 



bungswiderstände abhängig. Bei Hebelapparaten, wie dem Sphygmographen, 

 ist die Hauptmasse meistens durch den Hebel gegeben und wird durch die redu- 

 zierte Masse m = ld/a^ (vgl. I, S. 117), d. h. diejenige Masse ausgedrückt, welche, 

 etwa in die Pelotte verlegt, dieselbe Trägheit wie der Hebel besitzen würde. 



Durch Verteilung der Vergrößerung auf zwei Hebel hat Dudgeon eine starke 

 Vergrößerung mit einer verhältnismäßig geringen reduzierten Masse erzielt. Bei 

 geeigneter Anordnung des Apparates kommen nämlich für die Übersetzung beide 

 Hebel, für die reduzierte Masse aber nur der Schreibhebel in Betracht. 



Die Schwingungsdauer T ist dann bei Vernachlässigung der Dämpfung 



=2.|/: 



Y o^w M 



E+ e ' 



wo E den Elastizitätskoeffizient der Sphygmographenfeder, d. h. das Verhältnis 

 einer auf die Pelotte in der Richtung gegen die Arterie einwirkenden Kraft zu der 

 hierdurch bewirkten Verschiebung der Pelotte, und c den der gesamten Weichteile 

 bezeichnen. 



Das logarithmische Dekrement D beträgt 



D = ^ • T 



AM ' 



Daraus erhalten wir die fiktive Masse // und die fiktive Dämpfung z 

 fji = M/{E + e) und x = KI{E + e). 



Unter Anwendung dieser Konstanten lassen sich an der mit dem Sphygmo- 

 graphen registrierten Kurve in ähnlicher Weise wie an der mit dem Manometer 

 geschriebenen die nötigen Korrekturen durchführen (Petter^). 



Zur experimentellen Prüfung des Sphygmographen benutzte Macfi^ folgende 

 Versuchsweisen. 



Ein beiläufiges Urteil über die Genauigkeit, mit welcher der Sphygmograph 

 Druckvariationen aufzeichnet, ließ sich in folgender Weise erhalten. Der Sphygmo- 

 graph wurde an einem ca. 0,2 m langen mit Wasser gefüllten, an dem einen Ende 

 geschlossenen Kautschukschlauch befestigt. An dem anderen Ende des Schlauches 

 wurden mittels einer Spritze Druckvariationen hervorgerufen und die Bewegungen 

 der Spritze mittels eines am Stempel angebrachten Stiftes registriert. 



Um zu entscheiden, in welchen Umständen die bei dieser Versuchsweise 

 aufgefundenen Ungenauigkeiten begründet waren, wurden die einzelnen Teile 

 des Instrumentes für sich ohne Anwendung eines Schlauches untersucht. Der 

 Hebel wurde gehoben und gegen eine feste Unterlage fallen gelassen, und zwar 

 entweder unbelastet oder durch Gewichte von 1 — 16 g an seinem freien Ende 

 beschwert, wodurch natürlich das Trägheitsmoment des Hebels künstlich vermehrt 

 wurde. — Die Schwingungszeit der Feder allein oder mit dem Hebel wurde be- 

 stimmt. — Auch wurden die Schwingungen in dem Falle untersucht, wenn das 

 Instrument am Arme geschnallt worden war, jedoch ohne daß die Feder auf eine 

 Arterie drückte. 



Ferner wurde der Sphygmograph an einen Schlauch appliziert und der Hebel 

 desselben entweder gehoben oder gesenkt und dann plötzlich freigelassen, um 



1 Petter, Zeitschr. f. Biol., 51, S. 335; 1908; — Kritische Studie zur Entwicklung des 

 Sphygmographen. Gießen 1906. 



^ Mach, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss., math.-naturw. KL, 46 (2), S. 168; 1863. 



