Die Strömung des Blutes in den Arterien. 4. Der Arterienpuls. 191 



solcherweise die Eigenschwingungen auch unter jenen Umständen zu erfahren, 

 welche bei der Applikation an einem Schlauche wirken. Auch hier wurden die 

 Versuche teils mit unbelastetem, teils mit extrabelastetem Hebel ausgeführt. 



Der Sphygmograph wurde nach und nach an dem einen Ende eines Schlauches 

 von 3,2—0,06 m Länge appHziert, während am anderen Ende durch plötzliches 

 Niederdrücken, Liegenlassen oder Abheben eines Holzstückchens eine Welle er- 

 zeugt wurde. Auch hier wurde der Hebel abwechselnd belastet oder frei gelassen. 

 Wäre die Periode der registrierten Schwingungen durch das Instrument bedingt, 

 so müßte sich diese mit der Belastung ändern. 



Endlich wurde noch untersucht, wie sich das Instrument gegen Druckvaria- 

 tionen ohne Anwendung eines Schlauches verhalte. Das Instrument wurde so 

 befestigt, daß die Feder sich frei bewegen konnte. An derselben hing an einem 

 längeren Faden ein Bleigewichtchen. Es wurde dann das Gewichtchen mit der 

 Hand von unten rasch aufgefangen oder auch langsam gesenkt, bis der Faden 

 fast angespannt war, und dann plötzlich losgelassen. 



Wie ersichtlich, stellen diese Prüfungsweisen eine unmittelbare Anwendung 

 der Theorie dar. 



Eine Art, den Sphygmographen auf der Arterie zu prüfen, wird von v. Frey^ 

 beschrieben. Man setzt die Pelotte des Sphygmographen zuerst ganz lose auf 

 die pulsierende Stelle und macht dann schrittweise die Berührung durch Anziehen 

 der Spannungsschraube immer inniger. Man erhält so eine Reihe von Puls- 

 kurven, welche anfangs an Höhe zunehmen, bei einer gewissen Spannung am 

 größten sind und weiterhin wieder abnehmen, bis der Druck so stark geworden 

 ist, daß der Puls ihn nicht mehr überwinden kann. Vergleicht man zwei Puls- 

 kurven von verschiedener Höhe, also von verschiedener Federspannung unter- 

 einander, so findet man sie in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmend, 

 wenn der Sphygmograph zuverlässig ist. Da nun eine mittlere Federspannung 

 die größten Kurven liefert, so muß es Kurven gleicher Höhe, aber verschiedener 

 Spannung geben. Nun sind Pulskurven mit kleinen Ordinaten stets zuverlässiger 

 als große, und starke Federspannungen gewährleisten die gleichmäßige Berührung 

 sicherer als schwache, daher soll eine vorsichtige Pulsschreibung immer von mög- 

 lichst starken Drücken ausgehen, um dann zum Zwecke der Vergrößerung der 

 Ordinaten die Spannung so lange zu vermindern, als dies ohne störende Deformie- 

 rung möglich ist. 



Durch Bestimmung der Konstanten verschiedener Sphygmographen, wie 

 auch durch experimentelle Prüfung derselben hat Petter^ ihre Leistungsfähigkeit 

 näher aufgeklärt. In der folgenden Tabelle sind diese Konstanten — Schwingungs- 

 zahl auf der Arterie (N), reduzierte Masse (M), Elastizitätskonstante des Sphygmo- 

 graphen allein (E) und auf der Arterie {E + e), Dämpfungskonstante {K), die 

 Kraft, mit welcher der Hebel in der Ruhelage hängen bleibt (ir), maximaler Pe- 

 lüttendruck (P), Hebelübersetzung (y) — sowie auch die Güte des Instrumentes 

 angegeben. Als Güte bezeichnet Franko das Produkt aus der Empfindlichkeit 

 an der Schreibspitze (g) und dem Quadrate der Schwingungszahl {N); die Emp- 

 findlichkeit an der Schreibspitze ist ihrerseits gleich dem Produkt aus der Hebel- 



^ V. Frey, Die Untersuchung des Pulses, S. 30. 



2 Petter, Zeitschr. f. Biol., 51, S. 354; 1908. 



2 O. Frank, ebenda, 5Ü, S. 316; 1908; — 53, S. 450; 191U. 



