Die Strömung des Blutes in den Arterien. 3. Der arterielle Blutdruck usw. 



167 



Variationen der Geschwindigkeit richtig wieder und diese l<önnen dann auch auf 

 absolutes Maß reduziert werden. 



Das von Vierordt gebaute Hämotachometer war zu träge, um wirklich zu- 

 verlässige Resultate zu geben. Er hatte aber jedenfalls gezeigt, daß eine Bestim- 

 mung der Stromgeschwindigkeit durch das hydrometrische Pendel möglich war, 

 und später konstruierte Clmiiveau'^ nach demselben Prinzip ein selbstregistrierendes 

 Instrument, das im großen und ganzen zuverlässige Resultate gibt. 



Dieses Instrument, der Hämodromograph, ist in Fig. 378 schematisch dar- 

 gestellt. Hier bedeutet L die Pendelstange und p die Pendelkugel, welche in das 

 strömende Blut gesenkt wird. Die Achse des Pendels geht 

 durch m. Die Pendelstange wird nach außen von dieser Achse 

 fortgesetzt und steht mit einer aufnehmenden Lufttrommel in 

 Verbindung. Die Röhre T, welche mit der Arterie vereinigt ist, 

 hat nur eine ganz kleine spaltförmige Öffnung für die Pendel- 

 stange (L); durch diese Spalte kann kein Blut aus der Arterie 

 in den inneren Raum hineindringen. 



In seinem Buche über die Stromgeschwindigkeiten des Blutes 

 erwähnt Vierc-rdt auch die Pitotschen Röhren, findet aber, daß 

 nicht die geringste Aussicht vorhanden war, um mit denselben 

 hier zum Ziele zu kommen, da bei den in den größeren Blut- 

 gefäßen vorkommenden Stromschnellen die Geschwindigkeitshöhe 

 der Druckhöhe gegenüber verschwindend klein ist. Seit der 

 Einführung der photographischen Registrierung in die Physio- 

 logie ist indessen diese Aufgabe durch Cybulski^ und 0. Frank^ 

 gelöst worden."* 



Da sich die meisten Bestimmungen über die Stromschnelle 

 auf die Carotis beziehen, werde ich die an dieser Arterie ge- 

 wonnenen Ergebnisse in erster Linie berücksichtigen. 



Unter Anwendung seines Hämodromometers (I, S. 182) fand 

 Volkniann^ die Geschwindigkeit daselbst bei sieben Hunden gleich 205—357 mm, 

 bei drei Ziegen 240—358, bei einem Kalbe 431, bei drei Schafen 241—350 und 

 bei vier Pferden 220—431 mm in der Sekunde. 



Die erste eingehendere Untersuchung über die Stromgeschwindigkeit in der 

 Carotis wurde indessen erst etwa zwanzig Jahre später unter Anwendung der 

 Stromuhr Ludwigs (vgl. 1, S. 182) von Dogiel^ ausgeführt. 



Als das wichtigste Resultat seiner Arbeit stellte es sich heraus, daß selbst 

 am ruhigen, in scheinbarem Gleichgewicht verharrenden Tiere die mittleren Strom- 

 volumina fortwährenden Schwankungen ausgesetzt waren. Mit wenigen Aus- 

 nahmen änderte sich von der einen Umdrehung der Stromuhr zur anderen die 



^ Chauveau, Bertoliis und Laroyenne, Journ. de la physiol., 3, S. 695; 1860; — Lortet, 

 Recherches sur la vitesse du cours du sang. Paris 1867, S. 9; — Marey, La methode graphique, 

 Paris 1878, S. 235, 634. 



- Cybulski, Arcli. f. d. ges. Physiol., 37, S. 382; 1885; — Zanietowski, Zeitschr. f. Biol., 

 39, S. 271; 1900. 



3 0. Frank, Zeitschr. f. Biol., 37, S. 1; 1899. 



* Über diese Apparate und Methoden vgl. O. Frank, Handb. d. physiol. Methodik, 

 2(4), S. 105; 1911. 



^ Volkmann, Hämodynamik. Leipzig 1850, S. 195. 



« Dogiel, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. KL, 1867, S. 200. 



Fig. 378. Hämo- 

 dromograph. 

 Nach Chauveau. 



