192 



Die Strömung des Blutes im großen Kreislauf. 



Übersetzung (v) und der Empfindlichkeit an der Pelotte (7), d. h. der Ausschlag 

 der Feder (/) durch den Druck (p). Also 



Empfindlichkeit an der Pelotte y :^ fjp'^ 



Empfindlichkeit an der Schreibspitze « = vy —vf/p; 



Güte =sN^== vyN^". 



Die Konstanten verschiedener Sphygmographen. 



Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, ist die Leistungsfähigkeit der verschiedenen 

 Sphygmographen sehr verschieden. Merkwürdig ist, daß das erste Modell von 

 Marey zu den allerbesten Sphygmographen gehört: wenn wir von dem neuen 

 Sphygmographen von Frank und Petter absehen, hat keines von den hier auf- 

 genommenen Instrumenten eine so geringe reduzierte Masse und eine so hohe 

 Schwingungszahl auf der Arterie; auch wird seine Güte, trotz der verhältnismäßig 

 geringen Vergrößerung, von keinem späteren wesentlich übertroffen, von den 

 meisten sogar bei weitem nicht erreicht. Ferner zeigt die Tabelle, wie wenig die 

 reine Empirie bei der Konstruktion derartiger Instrumente leistet: selbst Marey 

 verschlechterte in seinem zweiten Modell seinen Sphygmographen erheblich, und 

 von seinen Nachfolgern hat nur v. Frey ein Instrument gebaut, das in bezug auf 

 die Güte das TWar^y sehe etwas übertrifft. 



Erst der unter stetiger Fühlung mit der Theorie von Frank und Petter'^ kon- 

 struierte Sphygmograph stellt einen wirklichen und großen Fortschritt dar. Seine 

 Güte wird mit 3000 beziffert, seine Schwingungszahl beträgt 32, seine reduzierte 

 Masse 25 g und seine Vergrößerung 50. 



Petter^ begnügte sich indessen nicht mit der mehr sozusagen theoretischen 

 Prüfung der am meisten benutzten Sphygmographen, sondern nahm noch eine 

 direkte Prüfung derselben vor, indem er mit diesen künstliche Pulse von bekannter 

 Form registrierte. Die mit dem Dudgeonschen Sphygmographen erhaltenen 

 Kurven sind infolge der geringen Dämpfung hauptsächlich durch Eigenschwin- 

 gungen entstellt. Die Führungskurve und die registrierte Kurve entfernen sich 

 fast genau gleichzeitig von der Abszisse und kehren auch gleichzeitig zum Null- 

 punkt zurück; sonst ist aber keine Übereinstimmung zwischen den beiden Kurven 

 zu beobachten, und insbesondere ist zu bemerken, daß die sekundären Erhebungen 

 in den Kurven zeitlich sehr auseinander gehen. 



i Frank und Petter, Zeitschr. f. Biol., 49, S. 70; 1907. 

 2 Petter, Zeitschr. f. Biol., 51, S. 361. 



