Die Strömung des Blutes in den Arterien. 4. Der Arterienpuls. 



193 



Die mit dem Sphygmograplieii 11 von Marey gezeichnete Kurve ist wesent- 

 licli durch zu starke Reibung entsteht und die Kurve hinkt daher inmier nach. 

 Infolge der starken Dämpfung ist ein Auftreten von Eigenschwingungen nicht zu 

 bemerken und die Trägheit der Masse hat hier sogar eine gimstige Wirkung, 

 indem sie über die kleineren Rauhigkeiten hinweghilft. 



Bei dem Apparate nach v. Frey sind die Kurven gut abgerundet, aber in ihrem 

 ganzen Verlauf verspätet und nach obeji verschoben; die sekundären Wellen sind 

 abgeflacht und erscheinen etwas verspätet auch im Vergleiche mit der primären 

 Welle. 



Die mit dem Sphygmographen von Jaguet gezeichnete Kurve stellt, wie Petter 

 sagt, eigentlich nur eine Reihe von Eigenschwingungen dar, die sich um die 



Fig. 391. Radialispuls mit dem 



Dil dgeo/i sehen Sphygmographen 



geschrieben. Nach Petter. 



Fig. 392. Radialispuls mit dem ur- 

 sprünglichen Jaqiietschen Sphj'g- 

 mographen geschrieben. 

 Nach Peiter. 



Fig. 393. Radialispuls mit dem Marey- 



schen Sphygmographen II geschrieben. 



Nach Pefter. 



Führungskurve herumschlängeln. Infolge der nahen Übereinstimmung der Periode 

 der Eigenschwingungen mit derjenigen der sekundären Wellen in der Führungs- 

 kurve entsteht eine zufällige Ähnlichkeit zwischen beiden Kurven. Die Reibung 

 ist sehr gleichmäßig, weshalb die Druckkurve durch rechnerische Korrektur aus 

 der Sphygmographenkurve ziemlich richtig abgeleitet werden kann. 



Bei einer Neukonstruktion seines Sphygmo- 

 graphen hat JaqueP die hier gerügten Fehler 

 vermieden. 



Der Sphygmograph von Frank und Petter 

 zeichnete im Anfangsteil der Kurve einige 

 Eigenschwingungen, eine Folge seiner mini- 

 malen Dämpfung; diese wird indessen auf der 



Arterie durch die Wirkung des Hautpolsters so groß, daß Eigenschwingungen 

 nicht vorkommen. Der Rest der Kurve zeigt keine merkbare Abweichung von 

 der Führungskurve. 



Die von den betreffenden Instrumenten geschriebenen wirklichen Sphygmo- 

 gramme des Radialis zeigen Unterschiede, die mit den hier besprochenen, bei 

 künstlichen Kurven beobachteten nahe zusammenhängen, wie aus Figg. 391—395 

 hervorgeht. 



So zeichnet sich die Pulskurve Fig. 391 {Dudgeon) durch ihre spitzen, mit 

 Eigenschwingungen durchsetzten Kurven aus. Der Apparat besitzt auf der Ar- 

 terie eine ähnliche Dämpfung wie der Sphygmograph von Jaqiiet, weshalb die 

 Kurven beider oft ähnlich aussehen (Fig. 392). Bei Pulskurven, die mittels des 



1 Jaquet, Korr.-Blatt f. Schweizer Ärzte, 1910, Nr. 3. 



Tigerstedt, Kreislauf. \\\. 2. Aufl. 



13 



