14 ' Konstante der inneren Reibung. 



und deren relativer Geschwindigkeit proportional sein muß, wobei sich 

 ergab : 



% r* .p .t 



wo die Buchstaben die gleiche Bedeutung haben wie oben. 



Da nun die Flüssigkeit im Körper, wie besonders im Versuch mit Glas- 

 capillaren ii'gendwo aus diesen herausfließt, muß die Ausströmungsenergie in 

 einem Korrektionsfaktor in Rechnung gestellt werden, wobei sich für den 

 genauen absoluten Wert Q^ ergibt: 



n .p.r* .t vd i r* .p .d 



s.v. 7} S.Tt.t.l ^\ 92 -04.?^ 



wobei d die Dichte der Flüssigkeit bedeutet. 



Hieraus folgt, daß mau die Konstante der inneren Reibung 

 einer Flüssigkeit erhalten kann, wenn man deren absoluten Wert 

 für eine andere kennt, indem man beide aus der gleichen Capil- 

 lare ausströmen läßt und die Zeiten mißt, welche zum Ausströmen 

 einer Flüssigkeitssäule von gleicher Höhe nötig sind; es verhält 

 sich dann näuilich: 



Q2--Qi = d^ti'- dit^, 



wenn (Z2 und d^ die Dichten und /g und t-^ die Ausflußzeiten sind. Ist der 

 Unterschied der Dichten sehr klein, wie man es praktisch z. B. für 

 Blut und Wasser annehmen darf, so verhalten sich die Konstanten wie 

 die Ausflußzeiten, also wird man, wenn die zu untersuchende rj genannt 

 und die bekannte gleich 1 gesetzt wird, einfach annehmen können: 



Der Bestimmung der beiden Ausflußzeiten dienen nach Ostwalds Vorgang 

 verhältnismäßig einfache, als Viskosimeter bezeichnete Vorrichtungen, bei 

 welchen mit der zu untersuchenden Flüssigkeit ein kleiner Raum von genau 

 bestimmtem Inhalt, der zu einem U-förmigen Glasrohr gehört, gefüllt wird 

 (durch Hinaufdrücken oder -saugen durch die Capillare) und dann die Zeit, 

 binnen welcher er sich , wieder durch die Capillare hindurch , genau von 

 Marke zu Marke entleert, mittels Stoppuhr bestimmt wird. 



Die Triebkraft für das Ausfließen ist hier einfach die Schwere der 

 Flüssigkeit, was für leichtflüssige Körper, wie Wasser, Alkohol, Äther usw. 

 auch genügt, so daß, wenn durch einen mit entsprechenden Rührvorrichtungen 

 und exakter Regulierung der Heizung versehenen Thermostaten, der das 

 Viskosimeter umgibt, für Temperaturkonstanz gesorgt wird, die Bestimmung 

 von rj für die Bedürfnisse der Chemiker vollkommen genügend genau erfolgen 

 kann. Aber zur Bestimmung absoluter Werte von k hatte schon Poiseuille 

 Vorrichtungen anbringen müssen, welche den Druck, unter welchem das Aus- 

 fließen stattfindet, zu messen gestatten; er hatte ferner die Caiaillare hori- 

 zontal gelagert, was bei einer Suspension, wie sie das Blut darstellt, zu 

 dem Bedenken einer Senkung der schwerereu suspendierten Elemente und 

 damit ungleichmäßigen Verteilung der reibenden Flächen in der durchfließenden 

 Masse führen muß. Mit vertikaler Capillare am Blute gearbeitet hatten 



