16 



Klinische Viskosimeter. 



Fiff. 2. 



desBlutes auch an kleineren Blutmengen des Menschen durch mög- 

 lichst einfache Apparate möglichst genau zu bestimmen; es seien 

 hier die Apparate und Untersuchungen erwähnt von Hirsch und Beck i), so- 

 wie von H e s s ^). Die ersteren Autoren lehnen sich im allgemeinen an die 

 Ostwaldsche Methodik an; das der Vene entnommene Blutquantum wird 

 rasch in den unteren Rezipienten (M, Fig. 2) gebracht, durch die vertikale Ca- 



pillarröhre in den oberen G bis zur Marke 1' her- 

 aufgesogen und dann der soeben zum Aufsaugen 

 benutzte Schlauch mit einer Vorrichtung zur 

 Erzeugung konstanten Druckes verbunden; unter 

 diesen Verhältnissen können die Zeiten, während 

 welcher durch diesen Druck das abgegrenzte 

 Quantum die Capillare passiert, mit derjenigen 

 für die Testflüssigkeit verglichen werden; Hirsch 

 und Beck eichen mit frisch destilliertem Anilin, 

 dessen Viskositätskoeffizient, bezogen auf Wasser, 

 in einem gewöhnlichen Ostwaldapparat bestimmt 

 wird. Determann^) hat an die Stelle des 

 künstlichen Druckes wieder die Schwerewirkung 

 gesetzt, indem er dem aus der Vene entnomme- 

 nen Blutquantum etwas festes Hirudin (s. oben) 

 zusetzt, wodurch die Gerinnung verhindert wird 

 und welches auf die Viskosität ohne Einfluß sein 

 soll. Hess saugt gleichzeitig Wasser und 

 das zu untersuchende Blut mit gleicher 

 Kraft durch zwei gleiche horizontale Ca- 

 pillaren (Fig. 3), dasselbe Prinzip hat auch 

 Zangger verwendet'*). 



Burton-Opitz hat gefunden, daß die Vis- 

 kosität des def ibrinierten Blutes kleiner, 

 diejenige des Oxalatblutes aber größer ist als 

 diejenige des normalen lebenden Blutes. Für 

 letztere haben als Mittel aus vielen Versuchen 

 Hirsch und Beck den Wert rj = 5,1 (bezogen 

 auf Wasser) gefunden für eine Temperatur von 

 ■4- 38" und ein spezifisches Gewicht des Blutes 



fällt, wird gemesseu. F Verschlußrohr . tt n ^ ■ 



mit Schliff SS, um das Ganze sofort gleich 1,045 bis 1,055. Hess findet für Mäuuer 



nach Einbringen d s Bluteä in das «i-Kr. ti- t-i oni-^nrp 



Thermostatwasaer einsetzen zu können. 4,3 bis 5,3 und f ur i^ rauen 3,9 bis 4,9. i empei'atur 



wieDichte sind natürlich von allergrößtem Einfluß. 

 Während Lewy angegeben hatte, daß die Viskosität des defibrinierten 

 Blutes zwischen 27 und 45" unverändert bliebe, fanden sowohl Bottazzi 

 wie auch Burton -Opitz mit zunehmender Temperatur Abnahme der 

 Viskosität, und zwar fand der Letztgenannte, was man für eine Suspension 

 mit kolloidaler Suspensionsflüssigkeit gar nicht so ohne weiteres erwarten 



Viskosimeter (nach H i r 8 c h u. Beck). 



Z Saug- und Druckrohr, durch welches 

 das in M gebrachte Blut in G liinauf- 

 gesogeu und aus G wieder heraus- 

 gedrückt wird. Die Zeit, welche nötig 

 ist, damit der Meniskus von X bis A'i 



') Deutsches Arch. f. kliii. Med. 69, 503, 1901; Münchener med. Wochenschr. 

 1900, Nr. 49. — '^) Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 32 u. 45, sowie Korresp.- 

 Blatt für Schweizer Ärzte 1907, S. 73 u. 96. — *) Münchener med. Wochenschr. 1907, 

 Nr. 23. — ") Compt. rend. de la Soc. de Biol. 64, 485, 1908. 



