40 Verändei'ung des Sauerstoffhämoglobinspektrums mit der Konzentration. 



und Schwärze der Streifen sind von der Konzentration der Lösung abhängig; 

 ist diese gering, so erreicht der „linke" Streifen mit seinem linken Ende die 

 D-Linie nicht, sondern es bleibt zwischen ihm und ihr ein mehr oder weniger 

 heller Zwischenraum; nimmt die Konzentration zu und damit die Breite der 

 Streifen, so erreicht er sie, kann sie weiterhin überdecken und bei stärkerer 

 Konzentration oder Schichtdicke darüber hinaus nach dem Rot zu reichen. 

 Hierbei fangen, wie wir gleich sehen werden, schließlich auch die beiden 

 Streifen zusammenzufließen an, indem der Zwischenraum zwischen ihnen ver- 

 schwindet. Die Maxima der Absorption für die beiden Streifen liegen nach 

 Formaneki) bei A ==- 578,1 bzw. l = 541,7 ^ü/ii. Lewin, Miethe und 

 Stenger finden für reines Pferde-Oxyhämoglobin die Ziffern 579 und 542. 

 Es ist früher oft darauf hingewiesen worden, daß eine Lösung von karmin- 

 saurem Ammoniak (rote Tinte) zwei sehr ähnliche Absorptionsstreifen liefert; 



dieselben liegen aber nach 

 ^"* ■ zwei Bestimmungen der letzt- 



genannten Autoren bei k 

 = 560 bzw. 518fiju. 



Im Brechungsspektrum, 

 z. B. der üblichen gerad- 

 sichtigen Handspektroskope, 

 erscheint der „linke" Streifen 

 schmäler und dunkler als der 

 Ij „rechte"; dieser Unterschied 

 fällt fort, ja kehrt sich um, 

 wean ein Beugungsspektrum 

 benutzt wird, bei welchem die 

 Breite der Abschnitte der Zu- 

 nahme der Wellenlängen pro- 

 portional ist. 



Zur übersichtlichen Ver- 

 anschaulichung der Ausdeh- 

 nung der Absorptions- 

 gebiete mit zunehmender Konzentration bzw. Schichtdicke bedient 

 man sich zweckmäßig nach Govi^) der Glaströge mit keilförmigem 

 Querschnitt, bei welchen die Schichtdicke nach der Kaute des Keiles zu 

 immer geringer wird; die Kante muß natürlich zum Kollimatorspalt des 

 Spektralapparates senkrecht stehen. Henocque^) benutzt einen solchen 

 Keiltrog mit darauf angebrachter, empirisch gewonnener Teilung zur schätzungs- 

 weisen Hämoglobinbestimmung (s. unten) und bezeichnet ihn als „Hämato- 

 skop", ebenso wie es vorher Hermann*) mit einem Trog aus parallelen 

 Platten getan, deren eine zwecks Veränderung der Schichtdicke verschiebbar 

 ist. Benutzt man den Keiltrog nach Govi, so sieht man bei geeigneter Ver- 

 dünnung die seit langem durch alle Lehrbücher verbreitete obenstehende Fig. 4; 

 beträgt die Dicke des Troges am oberen, offenen Ende 1 cm , so entsprechen 

 die angebrachten Ziffern dem Prozentgehalte der Lösung an Oxyhämoglobin, 



') Zeitschr. f. anal. Chem. 40, 517. — '^ Compt. rend. 81, 1046 u. 1100, 1875. 

 — ^) A. a. O. — ") rflügers Arcli. 4, 209, 1871. 



