400 



E. Friedberger. 



Am BleudungstrJiger 1st em Zahn- und Triebwerk angebracht, ver- 

 mittels dessen die Irisblende zur Erzielung einer schiefen Beleuchtuug 

 nach der Seite verschoben werden kann. 



d) Die Leistungsfiihigkeit des optischen Apparates. 



Der wesentliche Bestaudteil des Mikroskops ist das Objektiv uud die 

 Vergrb'Beruug in erster Linie von diesem abbiingig. Zu starke Okulare 

 sind in der Regel zu vermeiden, da sie nur die Fehler des Objektivs 

 vergroBern. 



Fiir die Leistungsfithigkeit des Objektivs und dauiit die Leistungs- 

 fahigkeit des Mikroskops siud die folgendeu 3 Momente zu beriick- 

 sicbtigen. 



1. Das Vergrb'Berungsvermb'gen; es ist umgekehrt proportional der 

 Brennweite des Objektivs. 



2. Das Begrenzungsvermogen, d. b. das Verniogeu, ein scbarfes Bild 

 ohne Farbenringe zu geben; es ist von der genauen Zentrierung der Liuseu 

 und Aufbebung der spharischen und cbroniatischen Aberration abhangig. 



3. Das Auflosungsvermogen, d. b. die Fiibigkeit des Objektivs, die 

 feinereu Struktureu des Objekts zur Darstelluug zu bringen. Das Aui- 

 losungsvermogen ist abbangig von der GroBe der numerischen Apertur. 



Fig. 2. 



Durcb eine zu starke nuineriscbe Apertur wircl jedocb andererseits 

 wieder das Begrenzungsvermogen berabgesetzt. 



Zur Prtifuug des Begrenzungsverniogens lasseu sicb mikroskopiscbe 

 Scbnitte verweuden, die aus scharf umgreuzten Elenienten besteben. 

 Sehr gut kann man das Begrenzuugsverniogen an den Riiudern ge- 

 brocbener Exemplare von pleurosigina angulatum studieren. Die Rander 

 miissen scbarf sein und ditrfen nur scbmale Farbeusiiume babeu. 



Zur Prii ftmg des Auflosuugsvermb'gens eiguet sich gieicbfalls diese 

 Diatomee. Mit scbwacben VergroBerungen erscbeint sie gestreift, bei 

 stiirkerer tritt Felderzeicbnuug auf, bei Wasserirnmersion erscbeineu 

 regelmiiBige Secbsecke und bei uocb stitrkerer VergroBerung losen sicb 

 die Secbsecke in Kreise auf, zwiscbeu deueu dunkele Punkte liegeu. 



2. Nebenapparate des Mikroskops. 



a) Zeichenapparate: 



Bei alien Zeicbenapparaten wird ini Prinzip durch Brechung oder 

 Eeflexion an Prismen uud Spiegelu das Bild auf die Zeicbenflacbe 

 projiziert und gleicbzeitig diese und das Objekt sicbtbar geniacbt. 



Beini ABBiiscben 4 Zeicbeuapparat (Fig. 2) wird nach Anbringeu des- 

 selben auf dern Okular die Zeicbenflacbe durch zweirnalige Reflexion an 



