406 E. Friedberger, 



eiiiern luftabsehlieBenden Mittel bestrichenen, hohlgeschliffenen Objekt- 

 tragers gelegt. Zum Luftabschluss benutzt man am besten gelbe Vaseline. 

 Man kann aber auch, statt vorher den Wall des Objekttragers mit Vaseline 

 zu unikleiden, nach dem Auflegen des Deckglases den Abschluss der 

 Karnmer vollziehen, indem man die Kanten des Deckglases ringsum mit 

 verfliissigteui Wachs iiberzielit. Der Abschluss der Kamnier durch das 

 Deckglas muss iiberall dicht sein, da sonst der Tropfen schuell ein- 

 trocknet. Der haugende Tropfen gestattet die Beobachtung der inorpho- 

 logischen Verhaltnisse der Bakterieu, ihrer Zusammenlagerung, ihrer 

 Struktur auf Grund der verschiedenen Liclitbrechuugsfahigkeit der eiu- 

 zelnen Teile der Leibessubstanz gegeniiber der Einschlusstnasse, vor allem 

 aber der Beweglichkeit. 



Man hiite sich davor, zu viel Material in deu hangenden Tropfen 

 hiueinzuimpfeu, da ein zu groBer Reichtum des Hangetropfens an Bak- 

 terien die genaue Beobachtung der Einzelindividuen und das Studiiirn 

 der Beweguugsnioglichkeit stort. Audi sollen Bakterien, die bei Korper- 

 temperatur wachseu, uicht in zn kaltem Wasser suspendiert werden, 

 da in dieseni Falle Kaltestarre Bewcgungslosigkeit eiuer an sich be- 

 weglicheu Art vortaiischen kaun. 



Zur Untersuchung des haugendeu Tropfens benutzt man enge 

 Blendung, da es sich urn em ungefarbtes Praparat handelt und also 

 uach dern Vorhergesagten ein Strukturbild erzeugt werden soil. Zu- 

 niichst stellt man mit Hilfe der schwachen Vergrb'Berung den Rand des 

 hangendeu Tropfens ein. Da im Innern der vollig abgeschlossenen 

 Kammer die Luft infolge Verdunstung der Suspensionsfliissigkeit mit 

 Feuchtigkeit gesattigt ist, so schlagen sich bei geriuger Abkuhluug*an 

 der Innenseite des Deckglases rings uni deu Hangetropfen kleine Tau- 

 tropfcheu nieder, die die Eiustellung erleichteru. Sie ben'nden sich im 

 Gesichtsfeld auf der einen Seite des sich scharf abhebenden Randes, 

 auf dessen and ere r Seite ein Teil des Hangetropfens sichtbar ist. Den 

 eiugestellten Rand schiebt man genau in die Mitte des Gesichtsfeldcs. 

 Alsdanu hebt man den Tubus des Mikroskops mit dem groben Trieb, 

 bringt das Inimersionsol auf das Deckglas mid vertauscht das schwiichere 

 Objektiv mit der Immersionslinse. Nachdeui die Blende bis zur Hiilfte 

 geoffnet ist, schraubt man die Immersionslinse so weit herunter, dass 

 sie gerade iu den Oeltropfeu eintaucht. Unter Kontrolle des Mikroskops 

 stellt man nun den Rand des hangendeu Tropfens mit der Immersious- 

 linse ein. Eiu geringes Hin- und Herschiebeu des Objekttragers er- 

 leichtert dabei die Einstellung, da auf diese Weise der Rand leichter 

 sichtbar wird und eiu Eiudriicken des Deckglases durch zu tiefes Herab- 

 schrauben der Immersionslinse vermiedeu wird. SchlieBlich kauu man 

 zur bequemeren Eiustelluug den Tropfen mit eiuer Spur Fuchsin oder 

 Neutralrot (s. S. 433) farben, was die Bakterien nicht weseutlich 

 schadigt. 



Da bei guteu Mikroskopen die Objektive gleich zentriert sind, so 

 steht bei der starken VergroBerung der Rand des Tropfens wiederum 

 in der Mitte des Gesichtsfeldes. 



Die Betrachtung des Randes ist am bequemsteu, weil dort der Tropfen 

 am dlinnsten und damit das Bild am scharfsten ist. Ferner sanimeln 

 sich infolge des hier regeren Gasaustauschs die beweglichen Bakterien 

 gerade am Rande des Deckglases an; andererseits ist hier durch die 

 diinue Fliissigkeitsschicht ihre Beweglichkeit etwas beschriinkt, so dass 

 man die morphologischeu Verhaltuisse am Rande bequenier studieren 



