436 



E. Friedberger. 



B, Nahrmedien, Darstellung der Nahrboden, 



1. Die Apparate zur Sterilisation 

 und die Verfahren der Sterilisierung der Glasgefafse und Nahrboden. 



Da, wie erwithnt, bei der kiinstlicheu Ziichtung die Gewiunung von 

 Reinkultureu in erster Linie bezweckt ist, so 1st es notig, dass sowohl 

 das Nahrinaterial wie die GefaBe, in denen es aufbewahrt wird, selbst 

 keimfrei sind. 



Zur Sterilisation der GlasgefiiBe verweudet man die Trockenhitze, 



Fig. 16. 



die Sterilisation der Nahrmedien erfolgt i. II. im stromenden Dampf 

 bei 100 oder im gespaunten Dampf im Autoklaven bei etwa 110. 



a) Sterilisation der GlasgefilBe. 



Der HeiBluftsterilisator zur Sterilisation der GlasgefiiBe besteht aus 

 einem doppelwandigen Schrank aus Eiseubleeh mit Thiir und Tubus 

 mit durchbohrteni Korkstopfeu zum Eiustecken eines Thermometers. 



