Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. 467 



Massenkulturen mit einer weiteren und eiuer gegeniiberliegendcn engeren 

 Oeffnimg. Durch die weitere Oeftnuug erfolgt das EingieBeu des ver- 

 fliissigten, geirapften Nahrmaterials und die Eiuleitung des Wasserstoffs 

 rnit Hilfe ernes aufgesetzteu Gummischlauches. Nach Durchleitung er- 

 folgt Abschmelzung des Zu- uud Ausflihrungseudes. 



AREXS 113 konstruierte eine iihnliche Vorrichtung, bestehend aus Schale 

 mit aufgeschliffenem Deckel und luftdiclit eingesetztem Zu- und Ableitungs- 

 rohr. Der dichte Abschluss des Deckels erfolgt durch Umlegeu eines 

 Gumrnibandes. 



Andere Apparate der Anaerobenziichtuug unter Wasserstoff sind von 



NOVY 114 , GABRISCHEWSKY 115 , ZfiTTNOW 116 , KAMEX 117 , EPSTEIN 11 * U. a 



angegeben. 



c) Absorption des Luftsauerstoffs durch chernische Mittel. 



Bei den bisherigeu Verfahren wurde die Luft mechanisch ausgetrieben 

 uud eveutuell durch eiu auderes Gas ersetzt. Eine audere Methode 

 beruht darauf, den fiir die Auaerobeuziichtung allein schiidlichen Bestand- 

 teil der Luft den Sauerstoff durch Absorption zu entferueu. Es 

 geschieht dies durch alkalische Pvrogallussaure. Die Bakterien 

 wachseu daun in der librigbleibenden Atiuosphitre bestehend 

 aus StickstorT uud Kohleusaure mit geringen Spuren von Kohleu- 

 oxyd. BucuNER 119 hat dies Verfahren zuerst augewandt. Er 

 briugt in ein grb'Beres reageuzglasiilmliches GefiiB (Fig. 37) 1 g 

 Pyrogallussiiure uud dazurnit eiuer Pipette Iccm einer Y 10 prozen- 

 tigen Kalilauge. Auf deui Boden des GefaBes befindet sich 

 ein kleines Drahtgestell, auf das nunmehr das geimpfte Eea- 

 genzglas zu stehen komint, nachdern seiu Wattepfropfen etwas 

 gelockert ist. Das gauze wircl rnit eiuem luftdicht schlieBenden 

 Grummistopfen verschlossen, der noch mit Paraffin abgedichtet 

 werden kann. Es erfolgt nun irn Innern des Apparates eiue 

 Absorption des Sauerstoffs durch die alkalische Pyrogallus- 

 silure. Urn ein Wachstum hiutanzuhalten, solauge uoch Sauer- 

 stoff vorhauden ist, kann man die geimpften Rohrcheu zu- 

 nachst einige Zeit auf Eis stellen. Fig. 37. 



Die Absorptionsmethode eignet sich auch fiir Flatten, die 

 man nach AREXS (1. c.) unter einen luftdicht abschlieBbaren Exsiccator 

 bringt, in dern sich die alkalische Pyrogallussiiure betmdet. 



KLEIN 120 stellt die anaerob zu ziichtendeu Platten unter eine Glas- 

 glocke, die unten gegen eine Glasplatte abgedichtet ist. Durch eine 

 Tubulatur in der Glasglocke erfolgt die Evakuierung mittels einer Wasser- 

 strahlluftpumpe. Unter der Glocke steht feruer eine U-forrnige Eohre mit 

 einem geschlossenen und eineni offeuen Schenkel, die mit GOprozentiger 

 Kalilosung gefiillt ist. Unter dieser Rohre liegt trockene Pyrogallus- 

 siiure angehauft. Beini Auspumpen der Luft steigt die Kalilauge im 

 offenen Scheukel in die Hohe und ergieBt sich durch eiuen auge- 

 schniolzeuen Glasheber auf die Pyrogallussiiure. 



Da bei diesern Verfahreu das Verhiiltuis der absorbierendeu Fliiche 

 zuui Luftinhalt eiu nicht sehr giiustiges ist, hat SLUPSKY 121 unter Be- 

 riicksichtigung dieses Faktors einen Apparat konstruiert, bei dem eine 

 moglichst groBe absorbierende Fliiche eiuem geriugeu Luftinhalt ent- 

 spricht. Die geimpfte Agarschale kouinit often auf eiuem DreifuB in 

 eine groBe Schale iiber ein GefiiB mit alkalischer Pyrogallussiiure zu 

 stehen, iiber die Platten und die Schale mit der Pyrogallussiiure kom:ut 



30* 



