468 E. Friedberger, 



eine Glasglocke mit aufgeschliffenem Rand. Der Eaum zwischen der 

 AuBenwand dieser Glocke und der Innenwand der Scliale wird mit 

 Paraffin ausgegossen, wodurch ein Eindringen der Luft vermieden wird. 

 HAMMERL 9:! zttchtete Auaeroben mittels des Verfahreus der Sauerstoff- 

 absorption durch Pyrogallussaure direkt in Petriscbaleu. Er benntzte 

 Schalen, die einen sorgfaltig aufgeschliffenen Deckel haben und befestigte 

 an der Innenseite des Deckels mit Wacbs oder Paraffin eine Platte aus 

 dicke, porosen Papierstoff, die er mit alkaliscber Pyrogallussaurelosung 

 trankte. Das Gauze verscbloss er durch ein Gummiband. 



Ziichtung der Anaeroben im hiiugenden Tropfen. 

 Mit Hilfe der Absorptiousmetbode kann man in sebr eiufacber Weise 

 Anaerobenkulturen im hangenden Tropfen anlegeu. Man bringt zu dem 

 Zweck an die eine Seite des Ausschliffraudes eines hohlgeschliffenen 

 Objekttragers einen Tropfen Pyrogallussaure, an eiue benacbbarte Stelle 

 einen Tropfen Kalilauge, legt das Deckglas mit dem bangenden Tropfen 

 liber und mischt die beiden an dem Rande befindlichen Tropfen durch 



geeignetes Neigen des Pniparates, 



il __^_ r^r __-eggL , obne den baugeudeu Tropfen mit 



der Miscbung in Berltbrung zu 



Fig. 38. bringeu (NiKiFOROFF 122 ). Besser 



benutzt man statt der gewb'bnlicben 



hohlgeschliffenen Objekttrager solche uach F. E. SCHULTZE, die mit 

 einer Rinne an der Peripherie des Ausschliffs ausgestattet sind (Fig. 38). 

 BRAATZ 123 konstruierte zur Anaerobenbetrachtung eiuen Objekttrager, 

 dessen Ausschliff mit einem GefaB in Verbinduug stebt, das mit alkalischer 

 Pyrogallussaure geflillt ist (Fig. 39). 



4. Zii.chtu.ng der Bakterien bei konstanter Temperatur. 



Der Thermostat. 



Die in den vorhergeheuden Kapiteln beschriebenen Nabrboden be- 

 ditrfen nach der Beschickung fiir die Aiiskeimuug der Mikroorganismen, 



meist gewisser fiir das 

 Wachstum optinialer 

 Teniperaturen. Zu die- 

 sern Zweck bringt man 

 die Kulturen in Thermo- 

 staten, die konstant auf 

 passende Temperaturen 

 Fig. 39. eingestellt siud. Die 



Therrnostaten oder Brut- 



scbranke (Fig. 40) sind doppelwandige, mit einer schlecht warmeleitenden 

 Hiille umgebene Metallkasten, zwiscben deren Wanden sich Wasser be- 

 findet. Den Zutritt zurn Inneru vermitteln wohlverscblieBbare Doppel- 

 thiiren. Der Innenraum ist in mehrere Etagcn abgeteilt. Die Erwarmung 

 gescbieht von unten am besten durch Gas mittels ernes KocHScheu 

 Sicherheitsbreuners (Fig. 41). Ein Durcbschlagen der Flamme ist bei 

 diesen Brennern dadurch vermieden, dass an der Gasausstromuugs- und 

 Luftzufubrungsoffnung ein Drahtnetz angebracbt ist. In die Flamme ragt 

 eine Feder bineiu, die verrnoge ihrer Ausdelmuug ein mit einem Gewicht 

 belasteten Hebelbalm horizontal festhalt. Beim zufalligen Ausloscbeu der 

 Flamme findet dieser an der sich abklihlenden und zusammenziehenden 



