Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. 471 



Oeffmmg des Zuleitnngsrohres je nach der Holie der Temperatur mehr 

 oder weuiger absperrt." Dadurch wird die Gasausstromuug zum Brenner 

 reguliert. Ein vollstandiges Ausloschen des Breimers wird dadurch ver- 

 hindert, dass durch das Notloch imuier uoch Gas ausstronieu kann. Je 

 tiefer das Zuleitungsrohr in den Regulator hineinragt, bei urn so niederer 

 Temperatur ist schou der Schlitz durch das Quecksilber abgesperrt. 



Die Eiustellung des Thernioregulators: Der zwischeu Gas- 

 leituug uud Brenner eingeschaltete Regulator wird zur Einsteilung in 

 ein Wasserbad gesetzt, das eine etwas kb'here als die fiir den Brut- 

 sckrank gewiiuschte Temperatur hat. Man schiebt nuumehr das Zu- 

 leitungsrohr nach uuten, bis die Flamme gerade anfangt kleiner zu 

 werdeu. Man bringt dann Wasser von der eutsprechenden Temperatur 

 in den Wasserraum des Brutschranks , steckt den Regulator durch eine 

 fiir ihn angebrachte Tubulatur in das Wasser hinein (Th Fig. 40) und 

 verbindet ihn init Brenner und Gasleitimg. 



Findet eine Abkiihluug statt, so sinkt das Quecksilber im Regulator, 

 der Schlitz am Zuleituugsrohr wird welter geiJffuet, damit wird die Gas- 

 zufuhr starker, die Flamme groBer und die Regulierung fiudet auf cliese 

 Weise selbsttkiitig statt. Der Thermostat tragt noch am oberen Teil ein 

 in das Innere hineinrageudes, auBen ablesbares Thermometer (T Fig. 40), 

 das die Kontrolle liber die Innentemperatur ermoglicht. Seitlich ist ein 

 Wasserstandsrohr fiir den Wasserraum angebracht. 



Fiir Gelatinenahrboden ist die Briitung bei hoherer Temperatur als 

 22 gewohnlich ausgeschlosseu. Um aucli ini Sommer besonders in 

 heiBem Klima ein Steigen der Temperatur liber 22 zu verhindern, hat 

 LAUTEXSCHLAGER nach den Angaben von BITTER & KOLLE einen Brut- 

 schrauk fur koustaute, uiedrige Temperatur konstruiert (Fig. 44), bei 

 dem, sobald die Temperatur liber 22 steigt, durch ein elektrisches Kontakt- 

 thermometer eine Eiswasserregulierung selbstthatig in Aktion tritt. 



Ein eiufacher Brutapparat fiir die Bediirfuisse des praktischen Arztes 

 ist von WALZ 24 angegeben worden. Die Erwiirrnung erfolgt durch einen 

 Einsatz, der rnit Thermophormasse (essigsaures Natron) gefiillt ist. Vor 

 dem Gebrauch wird der Einsatz fiir kurze Zeit in kocheudes Wasser 

 gesetzt. Beim Auskrystallisieren des essigsauren Natrons wird die Warnie 

 an den Briitofen allmahlich abgegeben. 



Man braucht fiir den gewohulicheu Betrieb zwei Brutschriinke , von 

 denen der eine fiir Agarboden auf 37 eiugestellt ist uud der zweite 

 fiir GelatinenJihrbodeu die konstante Temperatur von 22 hat. 



Die geimpfteu Kulturen werdeu fiir bestimmte Zeit je nach der Wachs- 

 tumsenergie, die bei den einzeluen Bakterieuarteu schwaukt, in den Brut- 

 schrank eingestellt. Um bei langsarn wachseuden Arten eiue Eintrocknung 

 des Nahrmediums zu verhindern, iiberzieht man Reagenzglaskulturen mit 

 einerGunimikappe, Petrischaleu mit eiuem eng auschlieBendeu Gummiriug. 

 HESSE benutzt bei laugsam wachseuden Bakterien, um ein Eiutrockuen 

 des Schaleniuhaltes zu vermeideu, hochrandige Petrischalen, die er nach 

 Inipfung ihres Inhalts umkehrt. Auf die Inueuseite der jetzt als untere 

 Schale dienenden Deckschale kommt ein niederes. GefaB mit Wasser. Da- 

 durch ist wocheulange Ziichtuug bei 37 ohne Austrockuung ermoglicht. 



Da das Agar die Eigentiimlichkeit besitzt, beim Erstarren Wasser 

 auszupressen , das nachher im Brutschrank sich an dem Deckel der 

 Petrischalen kondensiert und iiber die ( )berflache der Flatten laufeud die 

 Keimtrennung illusorisch rnacht, so stellt man Agarplatteu allgemein um- 

 gekehrt in den Brutschrank ein. 



