Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. 



519 



Flir die Montierung der Filter besteheu verschiedene Methoden, wobei 

 man natiirlich Filter aus dera verschiedeusten Material benutzen kann. 

 Der Filtrationsapparat von MIGUEL (Fiji 1 . 72 a) besteht aus eincin Ballon, 

 dessen Hals im uuteren Drittel verengt ist. In den iiber der Verengerung 

 befindlicheu Teil des Raises wird die Filtermasse (Gips; eingebracht. 

 Unterhalb der Vereugerung l)etindet sich ein Ausatz, der mit der Luft- 

 pumpe in Verbindung gesetzt werden kann. Die mittels eines Trie-liters 

 auf das Gipstilter gel)rachte Fliissigkeit wird durch das angefeuchtete 

 Filter hindurcb in den Kolben gesaugt. Zur Filtration leichtzersetzlicher 



Eiskuhlvorriclitung 



au- 



Fliissigkeiten hat MIGUEL die nebensteheude 

 gegeben. 



Bei der gebriiuchlichsten Anordnung des CHAMBERLANDSchen Filter- 

 apparates (Fig. 73) wird inittels einer Luftpumpe die in dem Reservoir 

 befmdliche Fliissigkeit von auBeu durch die Wande der Porzcllaukerze 

 hindurchgepresst. 



Das REiCHELsdie Filter (Fig. 74) besteht aus einer Porzellanfilter- 

 kerze, die in eiu mit zwei Tuben verseheues GefaB liiueinragt und 

 inittels eines Kragens auf dem Flaschenraud ruht. Die Abdichtung er- 

 folgt durch eiue Gummikappe. die ein zentrales Loch besitzt, durch das 

 die Kerze beschickt wird. 

 Zum Gebrauch wird der eine 

 Tubus mittels Quetschhahn 

 und Gummischlauch luftdicht 

 geschlosseu, der andere mit 

 der Wasserstrahlpumpe in Ver- 

 binduug gesetzt. Aelmliche 

 Koustruktion besitzt das Filter 

 nachMAASSEN (Fig. 75), dessen 

 Flasche nur eiuen Tul)iis zur 

 Luftpumpe besitzt. Am un- 

 tereu Eude der Flasche befin- 

 det sich ein durch Halm 

 verschlieB bares Ablaufrohr, 

 dass eine sterile Abfiillung der 

 h'ltrierteu Fliissigkeit gestattet. 



Bei dem Filter von KITA- 

 SATO (Fig. 76) wird die Kerze, 

 die aus Porzellaumasse besteht, 



mittels Gummischlauclis in eiue Glasbirne eingesetzt und der ganze Appa- 

 rat auf eine mit Absaugvorrichtimg versehene Flasche montiert, 



Urn sicher eine Eutuahme der h'ltrierten Fliissigkeit olme Verun- 

 reinigung zu erlangen, benutzen PA WLOWSKY & GLADIN T den folgendru 

 Apparat: In einern GlasejefaB sitzt ein Gummipfropfeu mit 3 Oeffimugen. 

 Durch die eine Oeffnuug ragt eine Kerze in die Flasche hinein, durch die 

 andere geht ein kurzes Glasrohr, dass mit einer WtJLFFSchen Flasche ver- 

 bunden ist, die ihrerseits mit dern Aspirator in Verbindung steht. Durch 

 die dritte Bohruug geht ein Glasrohr bis auf den Boden des GefaBes; 

 dieses Rohrcheu ist uach auBeu mittels Gummischlauch mit einem /u- 

 gespitzten Glasrohrcheu verbunden. Auf diesem Glasrohrchen steckt 

 iiochmals ein kurzer Gummischlauch. Die Kerze ist durch eiuen Schlauch 

 mit dem Kulturi^efaB, dass eineu seitlichen Stutzen hat, verbunden. 

 ganze Apparat" wird im Dampf sterilisiert. Dauu wird die Verbin- 

 dung mit dem Aspirator hergestellt und die Fliissigkeit in die Ker/e 



