Die allgeuaeinen Methoden der Bakteriologie. 



399 



apparates in der Regel der Planspiegel zu beuutzen, der Hohlspiegel 

 nur bei naher Lichtquelle und Anwendung schwacher Vergrb'Beruug. 



3. Bleude. Nicht fiir alle Zwecke ist die bei Verwendung des Be- 

 leuchtuugsapparates erzielte maximale Beleuclitung des Objekts angezeigt. 

 Man unterscheidet nach R. Kocn 3 zwei Arten mikroskopischer Bilder, 

 das Strukturbild und das Farbenbild. Das Strukturbild kommt durch 

 Differenzen im Lichtbrechungsvermogen der einzelnen Teile des Priiparates 

 mit der Einschlussmasse zustande. Anders eutsteht das Farbenbild, bei 

 dem das Bild nicht durch Diffraktion der durchgehendeii Strahlen, sondern 

 durch Absorption der Strahlen an den gefarbten Elerneiiten erzielt wird. 



Fig. 1. 



Es leuchtet ohne weiteres ein, dass fiir die Erzeugung des aus Linien 

 und Schatten besteheudeu Strukturbildes die maxirnale Beleuchtuug un- 

 geeignet ist. Hier ist der Kondensor ganz auszuschalten , was bei den 

 neueren Mikroskopmodellen sehr bequem durch seitliches Herausklappen 

 mittels eines Scharniergelenkes zu bewerkstelligeu ist (s. Fig. 1), oder in 

 seiner Wirkung durch die Einschaltung der enggestellten Irisblende auf- 

 zuhebeu. Bei der Betrachtung gefarbter Praparate ist die Blende ganz zu 

 offneu, darnit ein Beleuchtungskegel von mb'glichst groBer Oetfnuug er- 

 zielt wird, der das Strukturbild ausloscht. 



Die Blenden befiuden sich an eineni Tiiiger zwischen Spiegel und 

 Kondensorlinse nahe dem Breunpuukt der letzteren. 



