I 



Die allgeineiuen Methoden der Bakteriologie. 



401 



eiiiem seitlichen Plauspiegel uncl der versilberten Hypothenusenflache 

 eines dem Okular aufsitzenden Prismas sichtbar gemacht. Das Objekt 

 wircl durch cine runde Oeffuung im Silber- 

 belag des Prismas mittels eines zweiteu mit 

 der Hypothenusenflache aii das erste an- 

 gekitteteu, durchsichtigen Prismas direkt 

 beobachtet. Das Doppelprisma kann zur 

 Seite geklappt werden, wodurck das Oku- 

 lar der direkten Beobachtung zuganglich 

 wird. Das Licht der Zeicheufliiche liisst 

 sich durch Bauchglaser abdampfen, die an 

 der Mautelflache einer liber das Prisma 

 gestiilpten Kappe angebracht sind. 



Bei eiuein vou SCHIEMENZ S eingefiihr- 

 ten Zeicbenokular (Fig. 3) ist em Prisma iu 

 das Okular seitlicb eingesetzt. Durch eine 

 zweimalige totale Reflexion an den Seiten- 

 flacheu des Prismas wird die Zeichenflache 

 sichtbar gemacht. Dampfuug der Zeichen- 

 flache geschieht durch Einschalteu grauer 

 Glasplilttchen vor die Prismaflache. 



Bei demZeicheuokular von OBERHAUSER 

 befiudet sich eiu Prisma im Innern des 

 (rechtwinklig abgebogenen) Okulars, feruer 

 ein kleineres auBerhalb. Die beiden Pris- 

 men reflektieren das Bild des Objektes so, Fig. 3. 



dass es auf dem Papier gesehen wird. An 



dem kleineren Prisma, das schmaler ist als die Pupille des Auges, kann 

 man vorbeisehen uud so gleichzeitig 1 den zeichnenden Bleistift beobachten. 



b) Mikrometer. 



Die Skala des Mikrorneters ist entweder in Glas geritzt oder auf Glas 

 photographiert und in diesem Falle noch mit einem Schutzpliittchen aus 

 Glas bedeckt. Man unter- 

 scheidet Okular- uncl Objek- 

 tivmikrometer. Das Objektiv- 

 mikrometer dieut nur zur Be- 

 stimmung des Mikrometer- 

 wertes des Objektivs. Die 

 Grb'Be der Objekte wird mit 

 Hilfe des Okularmikrometers 

 gemessen; dasselbe ist zwi- 

 scheu Augeu und Kollektiv- 

 linse des Okulars eingefligt. 

 Die Augenliuse ist zurscharfeu 

 Einstellung des Mikrometers 

 verschiebbar. 



Das Oknlarmikrometer misst 

 nur die Grb'Be des virtuelleu 

 Bildes. Die wahre Grb'Be des 



Objekts erhiilt man durch Multiplikatiou der Zahl der von ihm aus- 

 gefiillten Teilstriche des Okularmikrometers rait dem vorherbestimuiten 

 Mikrometerwert des Objektivs. 



Fig. 4. 



Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. I. 



26 



