E. Friedberger, 



Fur genauere Messuugen client das Okularsehraubenmikrometer (Fig. 4 . 

 bei dern iiber den im Okular aiigebrachteu MaBstab niittels Drehung 

 einer auBen befiudlicbeu Trommel eine Striclnnarke biugefubrt Avird. 

 Auf der Trommel ist eiue Teihmg augebracbt, die mit Hilfe ernes 

 Objektinikrometers fiir jede Liuseukonibiuation besonders geaickt wer- 

 den muss. 



c) Okularzliblnetz. 



Okularzahluetze (nach HEIM) clieneu zur Keimzahhmg auf dicht- 

 bewachsenen Flatten. Dieselbeu sind auf der Oberrlache mit einem 

 quadratischen Linienuetz durchzogen. 



d) Zeigerokular. 



In diesen Okulareu 

 ist zwischen beide Oku- 

 larliusen eiu Zeiger eiu- 

 geftigt, der verscbiebbar 

 ist und so mit seiner 

 Spitze bestimrnte Prii- 

 paratstellen fiir die De- 

 monstration markiereu 

 kann. 



e) Beweglicher Ob- 



jekttisch (Fig. 5). 



Derselbe dieut zur 

 geuaueu Dtircbmuste- 

 rung der Praparate uud 

 Fig. 5. zur jederzeitigen ge- 



uauen Einstelluug be- 



stimrnter Stellen des Praparats. Die Verscbiebuug des auf den Objekt- 

 tisch eingeklemmteu Priiparates erfolgt vermittels zweier durcb seitlicbe 



Triebkopfe beweglicher, zu 

 eiuander senkrecht stehen- 

 der Scblitteu. Diese laufen 

 jeder liings einer Skala, an 

 der die jeweilige Stelle des 

 Praparats mittels Nonius ab- 

 gelesen und stets wieder eiu- 

 gestellt werden kauu. 



f) Heizbare Objekttisclie 

 und Mikroskopbrut- 



scbriinke. 



Dieselben gestatteu die 

 Beobacbtung lebender Bak- 

 terien uuter bestimmten von 

 der AuBentemperatur uuab- 

 Fig. 6. hangigen konstauten Warrne- 



graden. 



Der heizl>are Objekttisch nacb M. ScnuLTZE 6 (Fig. 6) bestelit aus 

 einem Metalltiscb mit Koudensor und Thermometer zur Ablesuug der 

 Temperatur. Die Erwarrnuug erfolgt durcb. Flammen, die sicb uuter zwei 

 seitlicb am Tisch augebracbten fliigelartigeu Ausiitzen befiudeu. 



