404 



E. Friedberger, 



eine Silberspirale, die clureh eineu Batteriestrom erwarmt wird, und ihrer- 

 seits das den Objekttisch erfulleude Paraffinol warmt. Die Regulieruug 

 erfolgt durch eiu elektrisch eiustellbares Kontaktthermometer. 



Die Schwankungen, deueu die Temperatur in den gewohnlichen heiz- 

 baren Objekttischen unter dem Einfluss der AuBenternperatur ausgesetzt 

 ist, werden am besten vermieden, wenn man das ganze Mikroskop, wie 



es SACHS ( Lehrbuch- 

 der Botanikj zuerst 

 gethan hat, in eineu 

 nach Art eines Brut- 

 schrankes (s. S.468] 

 eingerichteten, dop- 

 pelwancligen, heiz- 

 baren Kasten einsetzt, 

 aus dem nur derTubus 

 herausragt. DerLicht- 

 einfall tindet durch 

 die aus Glas bestehen- 

 de Vorderwand des 

 Schraukes statt. Die 

 Verschiebung der Ob- 

 jekte erfolgt von 

 auBeu durch besou- 

 dere Vorrichtungen. 

 Die Regulierung uud 

 Heizung findet nach 

 demselbeu Prinzip 

 statt, wie es weiter 

 uuten fiir die gewohn- 

 lichen BrutschrJiuke 

 geschildert wird. Der- 

 artige Mikroskopbrut- 

 schrauke siud unter 

 anderem vonL. PFEIF- 



FER 10 , FRIEDRICH 11 , 



NuTTAL 12 (Fig.8)und 

 von PLEHN 13 (Fig. 9) 



angegeben. Der 

 PLEHXsche Schrank 

 besitzt zur Tempera- 



turregulierung das 

 S. 469 beschriebene 

 Koutaktthermorneter. 



g) Mikroskopier- 

 lam pe. 



Um bei kimstlicher 



Beleuchtuug eiu mo'glichst groBes Bild der Lichtquelle auf den Spiegel 

 zu werfen, kann man zwischen Mikroskop und Lampe eine mit Wasser 

 gefiillte Glaskugel (Schusterkugel) oder eine Konvexlinse event, mit Iris- 

 blende aufstellen. 



Eine dem Tageslicht sehr nahe kommende jkiinstliche Beleuchtung 

 wird durch die Kocn-WoLzsche Mikroskopierlampe mit Zirkonleucht- 



Fig. 9. 



