Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. 437 



Die Erhitzuug erfolgt von der Bodeuflache aus mit Hilfe eiuer Gasflainme. 

 Bei den ueuesten Konstruktionen (Fig. 16) wircl durch an der obereii 

 Wand frei niiindeude Rohren a, b, c, d, e, f der Flamme, die keine andere 

 Luftzufiihrung hat, vorgewarrute Luft zugefiihrt, wodurch eine gleich- 

 miiBige Erhitzimg des Innenraurus gesichert wird und ein groBer Heiz- 

 eifekt bei moglichst geriugem Gasverbrauch erzielt wird. 



Flascheu, Reageuzgliiser, Kolben werden, uachdein sie sorgfaltig 

 geremigt und getrockuet sind, vor der Sterilisation an der Mtindung 

 mit eineni Wattebausch verschlossen. Um auch eine Verunreinigung 

 der Mtindungsstelle zu verraeideu, hat PASTEUR Kolbeu koustruiert, auf 

 deren Hals ein helniartiger Aufsatz angeschlitfen ist (Fig. 17), der an 

 seinem oberen Ende often ist und mit Watte verschlossen wird. Auf 

 diese Weise bleibt der Rand des Kolbeus sicher keimfrei. Eine derartige 

 komplizierte Einrichtung jedoch ist iiberfliissig, da man durch Erhitzen 

 in der Flamme jederzeit den GefiiBrand genugeud sterilisieren kann. 



Die mit Watteverschluss versehenen GefaBe \verdeu in verziukten 

 Drahtkorbeu in den HeiBluftsterilisator auf einen nahe dem Boden be- 

 fmdlichen, herausnehmbaren, durchlochten Einsatz gestellt und mindestens 

 eine halbe Stunde lang einer Teuiperatur von 160 ausgesetzt, 

 wobei sich die Watte leicht briiuut. Flatten und Pipetten 

 werden in besonderen Blechbiichseu sterilisiert. 



(Guinruigegenstaude [Pfropfen uud Schlauche] vertragen 

 weder trockene Hitze noch Sterilisation im Dampf. Sie 

 werden mit Wasser und Seife gewaschen, in Wasser ge- 

 spiilt uud ca. eine Stuude in 1 p m Sublimatlosung eingelegt 

 uud vor dem Gebrauch mit sterileui Wasser abgewaschen.) 



b) Sterilisation der Nahrbodeu. 



Die Sterilisation der Nahrbodeu erfolgt im stromenden 

 Dampf in einem von R. KOCH angegebenen Apparat (Fig. 18). 

 Er besteht aus einem kupferueu von unten anzuheizeudeni 

 Wasserreservoir mit Wasserstandsrohr und Regulator fur Fig. 17. 

 den Wasserzufluss. Dieser Topf geht tiber in eineu doppelt 

 isolierten Dampfuiantel, der von eineni schlechten Warmeleiter (rneist 

 wird besonders prapafiertes Linoleum verwandt) umgeben ist. Den 

 Verschluss bildet ein lose aufsitzender, abuehnibarer Deckel niit eiuer 

 Oeffnung zum Einfugeii eines Thermometers. Sobald die Temperatur 

 im Inneru des Apparats auf 100 gestiegen ist, stellt man in einem 

 Drahtkorbe von oben die zu sterilisiereuden in vorher im Trocken- 

 schrank sterilisierte GlasgefaBe gefitllten Niihrmedien auf einem tiber 

 dem Wasserbehiilter befiudlicheu Rost in den Dampftopf hiueiu. Am 

 zweckmaBigsten ist es nach PETRI, den Dampf von oben in den Apparat 

 eiustromen zu lassen, wodurch die kaltere, schwerere Luft schueller 

 ausgetrieben wird. 



Da viele Nahrbodeu keine allzulauge Sterilisation bei holier Tem- 

 peratur vertragen, so wird die Sterilisation fraktioniert nach TVNDALL 

 vorgenommen, indem die zu sterilisierenden Objekte an drei aufeinauder- 

 folgenden Tageu je eine halbe Stuude in den Dampf kommeu. Bei 

 dieser Art der Sterilisation werden die vegetativen Forrnen der Bakterieu 

 bereits bei der ersteu Einwirkung vernichtet. Die widerstandsfahigeu 

 Sporen keimeu bis zum nachsteu Tag aus und werdeu dann bei der aber- 

 maligen Dampfeinwirkuug gleichfalls zerstb'rt. 



