438 



E. Friedberger, 



Ftir Substanzeu, die eine hohere Temperatur als 100 vertragen, 

 erfolgt die Sterilisation zweckmaBig in einem Digestor (Fig. 19). Die 

 Erhitzung irn gespannten Dampf geht nauilich sclineller uud sickerer 

 vor sich als im strb'menden Dauipf. Der Apparat ist auf eine bestimnite 

 Zahl von Atmospharen geeiclit, mit Sicherheitsventil, Thermometer uud 

 Manometer versehen. Sobald mit dem strb'menden Dampf alle Luft aus 

 dem Apparat ausgetrieben ist, wird er sorgfiiltig verschlossen. Nachdem 

 geniigend lange Zeit die gewiinschte Temperatur eingewirkt bat, wird 

 der Dampf ganz allmablicb abgelassen, da sonst die im Innern befindlichen, 



zu sterilisierenden Flussigkeiteu zuni 

 Siedenkommenundherausgeschleudert 

 werden. 



Urn aucb obne Autoklaven Tem- 

 peraturen liber 100 erzeugen zu 

 konneu, benutzt man Salz-, Oel- oder 

 Paraffinbader. 



Fig. 18. 



Fig. 19. 



Ein Apparat, der gleichzeitig als Dampfkocbtopf imd als Autoklav 

 benutzt werdeii kauu, ist von ABBA 1 angegeben. Er gestattet allerdings 

 nur eineu Ueberdruck von y 2 Atmospbiire, was aber ftir die meisten 

 bakteriologiscben Zwecke ausreicheud sein dlirfte. Er bestebt aus einem 

 gewbhnlicben Sterilisator, uur ist der Deckel mittels Fliigelscbrauben 

 dampfdicbt aufzuscbrauben. Irn Deckel befiudet sicb ein Thermometer, 

 ein Sicherheitsveutil und ein Luftauslasshalm. Soil der Apparat als 

 Autoklav benutzt werden, so wird einfach der Deckel fest geschlossen 

 und uach Entweichen der Luft auch der Lufthahn. 



