Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. 



439 



Um Fliissigkeiten ohne Anwendung von erhohten Temperatoren zu 

 sterilisieren, werdeu sie durcli keimdichte Filter tiltriert (deren Beschrei- 

 bung siehe unteu). 



2. Filter fur Nahrboden. 



Die Filtration der bei gewobnlicber Temperatur festen mit gelati- 

 uiereuden Substanzen bereiteten Niibrbodeu erfolgt durch ein doppeltes 

 Faltenfilter oder aucb durcli entfettete Watte, 

 die Filtration ini strb'menden Dampf 

 vornebmen, wo die Nahrboden 

 natiirlicb langer fliissig bleiben 

 imd relativ sclmell filtrieren. 



Ferner sind zur bequemen Fil- 

 tration HeiBwassertricbter (Fig 1 . 20) 



Zur Erleichterung kann man 



Fig. 20. 



Fig. 21. 



sebr zweckniaGig. Es sind Tricbter rnit umliegeuden Kupfermautel, in dem 

 sicb Wasser befindet, das von autien erwarmt wird. VonllNNA 2 ist eiu 

 besonderer Dampftrichter (Fig. 21) angegebeu, bei dem man imter er- 

 hobtem Druck filtrieren kann. Er bestebt aus einer kupferueu Hohlkugel 

 mit Yentil, deren oberes Segment abhebbar ist, im Inuern sitzt ein nacb 

 auBen miindeuder Metalltrichter, der rnit dem verfllissigten Nahrmedium 

 gefiillt wird; die Erbitzung erfolgt von auBeu. Das Wasser befindet sicb 

 zwiscben iluBerer Tricbter- und innerer Kugelwand. Mit diesem Trichter 

 kann man nach UXXA viermal so schnell als gewobulicb filtrieren. Andere 

 Filtrationsvorricbtuugen speziell fiir Agar s. S. 444. 



