464 



E. Friedberger, 



Kohlensaure, Leuchtgas u. s. w., uach Untersuchungeu YOU FRANKEL 105 

 uud audereu die Mikroorgamsmen schadigen. 



Die Ziichtuug imter Wasserstoff wurde zuerst vonHAUSER 106 enipfohlen. 



Die Herstelhmg des Gases erfolg't in einein KIPP- 

 sclien Apparat (Fig-. 32). Das Gas passiert vor der 

 Verwendung zwei Wascbflasclien, die mit verdiinuter 

 Jod-Jodkalilosung resp. mit alkalischer Pyrogallus- 

 saure gefiillt siud, um vollstaudig von Sauredampfen 

 und Sauerstoff befreit zn werden. 



Fig. 32. 



Die Verdrangung der Luft durcli den Wasserstoff fiudet iui Priuzip in 

 der Weise statt, dass mittels ernes Zu- uud Ableitungsrohres Wasserstoff 

 durcli das im luftdicht verschlosseneu Gefafi befindliche Nabrniedium 



oder durch deii Raum, in dem die 

 geirnpfteu Platteu aufgestellt siud, 

 durchgeleitet wird. Nachdem alle 

 Luft verdriingt ist, wird zuerst die 

 Zuleitungs- und dauu die Ableituugs- 

 stelle luftdicht abgescklossen. 



Soil der Wasserstoff die Luft aus 

 Reagenzglasern oder Kb'lbcheu, in 

 deneu sich das geiuipfte Nahrniaterial 

 befindet, verdriiugeu, so benutzt man 

 am eiufacbsten eine Versucbsan- 

 ordnung, die von HUEPPE IOT uud C. 

 FRANKEL 108 , unabhangig voueiu- 

 auder angegeben wurde. In der Oeff- 

 nung des GefaBes (Fig. 33) sitzt ein 

 mit zwei Durcbbobruugen versebeuer 

 Guiumipfropfeu; iu der eiueu Durcb- 

 bobruug steckt eiu Glasrohr, das 



nur etwas liber Uuterfliicbe des Guminipfropfeus reicbt und rechtwinklig 

 abgebogeu ist. Durch die andere gebt ein gleichfalls rechtwinklig ab- 

 gebogenes Robr bis uabe auf den Boden des GefaBes. Durch das 

 letztere wird der Wasserstoff zugeleitet, uud uachdem die Durcbleituug 



Fig. 33. 



