Die allgeineinen Methoden der Bakteriologie. 



479 



einen rnuden Ausschnitt besitzt. Im andern Encle steckt ein fest schlie- 

 Beuder Gummistopfeu, in dessen zentraler Bohrung sieh ein Glasrohr 

 befindet, das niit dem Aspirator in Verbindung steht. Dcr Apparat 

 ist auf em Stativ aufgesetzt. Wird er in Betrieb gesetzt, so wird die 

 an eiuem Ende befiudliche, uudurcnbohrte Gummikappe abgenomnien 

 und die Luft durch die Oeffiaung in der zweiten Grummikappe langsaui 

 aspiriert, dass etwa in der Minute y 2 lLuft hindurehgeht. Die Keime 

 setzen sich auf der Gelatine nieder und kounen nacli dein Auswachsen 

 gezilhlt und bestirnuit werden. 



Aehnlicb dem HESssschen Verfahren ist eiu Verfahren von MIQUEL, 

 das auf dem Prinzip beruht, dass Mikroorganismen kapillare Rb'hren 

 nicht passieren, sondern an den Wiiuden haften bleiben. Der Apparat 

 besteht aus einern ERLENMEYER-Kolben, der uach obeu in eine Glasrohre 

 ausliiuft, die an ihrem unteren 

 Teil verengt ist. In die Ver- 

 engerung ist eiu Wattepfropf ein- 

 gelassen, ein zweiter schlieBt das 

 obere Ende der Rb'hre. An der 

 Seitenwaud des Kolbeus wenig 

 liber dem Bodeu befindet sich 

 eine Tubulatur niit einem Kork- 

 stopfen, durch den ein diiuner 

 Glasstab in das Innere des Kolbens 

 fast bis zur entgegengesetzten 

 Wand reicht. Man bringt soviel 

 des gelatiuierenden Nahr mediums 

 in den Kolben hiuein, dass der 

 Glasstab vollstaudig bedeckt ist, 

 neigt danu das GefaB etwas, dass 

 die Spitze des Glasstabes wieder 

 aus dem Nahrmediurn herausragt 

 und lasst den Nahrboden in dieser 

 Lage erstarreu. Dann verbindet 

 man das obere Ende des Kolbeus 

 init dem Aspirator, zieht den 

 Glasstab aus der Gelatine her- 

 aus und liisst nun die Luft durch 

 den gebildeten, engen Kanal hin- 

 durchstromen. ZumSchlussschlieBt 



Fig. 49. 



man die Tubulatur wieder mit einem Korkstopfeu. Das Nahrmedium, in 

 dem beim Durchleiten der Luft durch den Nahrbodenkanal alle Keime 

 hafteu geblieben sind, wird wieder verflussigt und zur sorgfaltigen Ver- 

 teilung der Keime geschiittelt. Diese komnien dann iuuerhalb des 

 Kolbeus zur Entwicklung und konuen geziihlt werden. Der Kontroll- 

 wattepfropf, der an der Verengerung des kapillareu Kohrchens sitzt. 

 bleibt meistens steril, da in dem engeu und feuchten Kanal vorher alle 

 Keime zuriickgehalten wurden. 



Diese Methoden haben jedoch gegeniiber der Verwendung von Fliissig- 

 keiten wieder den Nachteil, dass unter Umstauden Bakterienverbiinde, nicht 

 einzelne Individuen zu Kolonieeu auswachseu. Man erhalt auf diese 

 Weise geriugere Werte als bei der Verweudung von Fliissigkeiten. 



FRANKLAND 9 und PfiTRi fl. c.) haben uuabhaugig voneiuauder eine 

 Methode angegebeu, die von den Miiugelu der beiden vorigen frei ist. 



