Die allgemeinen Mcthoden der Bakteriologie. 



523 



liindera. Ein dritter Tubus im Helm client zum Eiusetzen eines Tropftrieh- 

 ters, durch den koutinuierlich Fllissigkeit dem Apparat zugelasscn werden 

 kanu. Durch eiu seitliches Rohr D 1st der Apparat liber eine WuLFFschc 

 Flasche rnit Vacuurumeter mit der Wasserstrahlpumpe verbunden. Soil 

 auch das Destillat welter untersucht werden, so 1st zwischen D uud V ein 

 LiEBicscher Kiihler eiuzusclialteu. Um den Einbliek in das Innere zu 

 ermoglichen, bringt man vor das eine Schaugias ein brennendes Streich- 

 liolz und bliekt in das andere liineiu. Man nrndeckt den Helm nocb, 

 wiihreud sich der Apparat in Thatigkeit befindet, mit eiuem Ueberfall- 

 deckel, wodurch ein doppelwandiger Raum entsteht, den die Heizgase 

 passieren; dadnrch wircl eine gleichma'Bige Erwarnrang des Deckels ge- 

 wiihrleistet und eine tibennafiige Kondeusation der aufsteigenden Diinipfe 

 am Deckel verhindert. Die Flaniuie zur Erwarmung wird unter A gestellt. 



Fig. 82. 



Eiufacber und mit Hilfe der im Laboratoriuui vorliaudenen Glasge- 

 riite leicht zusammeuzustelleu ist der folgende Apparat von PKOSKAUER 

 (Fig. 82). In dem zur Aufnalime der Fliissigkeit bestimuiten Kolben K, der 

 an seiuem Halse erweitert ist, sitzt eiu dreifach durcbbohrter Gummi- 

 pfropfeu, in den diesell>en Nebenapparate eiugesetzt sind, die beini 

 BRiEGERSchen Modell in die Tubulatureu des Helmes eiugelassen waren, 

 namlicb das Thermometer T, der zum Zulassen der Fliissigkeit bestimmte 

 Tropftrichter 8 mit dem Halm H und das Luftzuflibrungsrohr mit der mit 

 konzentrierter Scliwefelsaure gefiillteu Vorlage IL. Der Kolben steht 

 auf einem Wasserbad IF, das von unten erwarmt wird. Die im Kolben sich 

 entwickelnden Diirnpfe gelangen durch das seitliche Ansat/.rohr in den 

 Kiihler A^, wo sie konclensiert wercleu und in die Saugflasche abtropfen. 

 Die Saugflasche ist iiber eine WuLFFsdie Flasche mit der Wasserstrahl- 



