524 



E. Friedberger, 



pumpe, und niittelst eines T-Rohres mit dem Quecksilberuianonieter M uud 

 eiueni Liiftuugsliahn H^ verbunden. Sobald der Apparat evakuiert ist, 

 wird das Wasserbad auf die gewuuschte Temperaturhohe gebracht uud 

 die Fliissigkeit durch deu Hahu H zugelasseu. Am Schluss der Eiueug- 

 uug loscht man die Flamine, stellt die Pumpe ab und offnet vorsichtig 

 deu Hahu H\ . Die Sterilisation des Apparates erfolgt durch Durchspiilen 

 mit Alkohol, der vor dem Einfiilleu der Fliissigkeit durch Verdainpfen 

 eutferut werden kann. 



Der h e 1 z b a r e V a c u u m t r o c k e n a p p a r a t v o n PROSK AUER (Fig. 83] 



dient dazu, Substanzeu bei niederer Teni- 

 peratur zu trockneu oder Fliissigkeiteu 

 einzueugeu. Der Apparat besteht aus eiueni 

 Vacuumexsiccator mit doppelwaudiger Er- 

 warmuugskammer , der ini lunern der 

 Glocke A gelegen ist. In das Innere des 

 Exsiccators werden die mit dern eiuzu- 

 engeuden Material gefiillten GefaBe gestellt 

 uud ferner GefaBe mit Schwefelsaure, uni 

 den sich entwickeluden Wasserdampf zu 

 absorbiereu. Der zweite Hauptbestandteil 

 des Apparates ist das ExpansiousgefiiB 

 B, das durch die Flanime C erwarmt wird. 

 In das ExpansionsgefiiB miindet oben das 



Fig. 83. 



Fig. 84. 



Rohr D em, durch das das GefaB rnit Wasser gefiillt wird uud in dem das 

 sich ausdehnende Wasser beim Erwiirmen austeigt. In deu Deckel des 

 ExpausiousgefaBes ist ferner das Rohr F eiugelassen, durch das das 

 warme Wasser zur Erwarmuugskammer von A steigt. Nach Abgabe 

 seiner Warme siukt es dann wieder durch das Rohr O zuin Expansions- 

 gefiiB zuriick. Nach der Evakuierung von A wird der Halm E ge- 

 schlossen. Ist die nb'tige Temperatur und Luftverdiinuuug erreicht, so 

 kann der Apparat nach Kleinerstellung der Flainine ohue Aufsicht ge- 

 lasseu werden und arbeitet autoniatisch welter. 



