Die Druckschwankungen ini Herzen wahrend seiner Tatigkeit. 107 



konnen wir also ziemlich genaue Werte des mittleren Druckes erwarten. War 

 dagegen die Weite groBer, so ergab sich der mit dem Manometer bestimmte fnitt- 

 lere Druck bis 30 Prozent niedriger als der tatsachliche; bei einem engeren Mano- 

 meter konnte er den richtigen Druck um 17 Prozent ubersteigen. 



Durch einen kleinen Kunstgriff konnen wir aber das Hg-Manometer in ein 

 Instrument verandern, das in it verhaltnisma'Big geringen Fehlern den richtigen 

 mittleren Druck angibt. 



Wenn man namlich an irgend einer Stelle, am besten ganz nahe der Arterien- 

 kaniile, die Manometerleitung stark verengt, so kann jede einzelne Druckschwan- 

 kung das Manometer nur sehr wenig beeinflussen; es stellt sich statt dessen all- 

 mahlich auf einen Wert ein, der dem stattfindenden mittleren Druck entspricht. 



Eine derartige Anordnung wurde zuerst von Marey 1 benutzt; er brachte die 

 Verengerung am Manometer selbst an und nannte ein solches Manometer ein 

 kompensiertes. Durch die Verengerung werden hier die Bewegungen des Queck- 

 silbers im freien Aste des Manometers gedampft. 



Wie v. Kries 2 nachgewiesen hat, ubt die Weite des Manometerrohres hierbei 

 keinen EinfluB aus. Bei angemessener Verengerung kann sich das Quecksilber 

 binnen etwa fiinf Sekunden auf den richtigen Druck einstellen. 



Durch Einschaltung eines Ventils in die Manometerleitung kann 

 man mit dem Hg-Manometer auch das wahrend einer gewissen, nicht zu kurzen 

 Periode stattfindende Maximum oder Minimum des Blutdruckes bestimmen. 1st 

 das Ventil so eingeschaltet, daB es sich bei jeder Drucksteigerung in der GefaB- 

 hb'hle offnet, bei jeder Drucksenkung daselbst aber schlieBt, so steigt das Queck- 

 silber im Manometer schlieBlich auf das zurzeit herrschende Druckmaximum an. 

 Bei umgekehrter Einschaltung des Ventils wird in entsprechender Weise das Druck- 

 minimum gefunden. 



b) Der Sphygmograph. 



Da das Hg-Manometer nicht dazu geeignet war, den in den Arterien wirk- 

 lich stattfindenden Druckablauf festzustellen, stellte sich Vierordt die Aufgabe, 

 ein zu diesem Zwecke anwendbares Instrument zu bauen. 



Der von ihm im Jahre 1855 veroffentlichte Sphygmograph 3 , mittels welchem 

 er die arteriellen Druckvariationen, ohne das Gefa'B zu ladieren, graphisch regi- 

 strieren wollte, ergab allerdings, daB dies moglich war, und hierdurch eroffnete 

 ja Vierordt fur die experimented Forschung ein neues und weites Gebiet. Das 

 Instrument, wo ein Gewicht, nicht eine Feder dem Blutdruck Widerstand leistete, 

 litt aber in wesentlichem Grade an demselben Mangel, den Vierordt bei dem Mano- 

 meter von Ludwig so scharf geriigt hatte 4 , denn die Bewegungsgleichungen seines 

 Sphygmographen waren, wie Pick 5 undMach* nachwiesen, die gleichen wiedie des 

 Hg-Manometers. Das Tragheitsmoment des Hebels war groB und der Widerstand 



1 Marey, Ann. des sciences nat., 4. serie, zoologie, 8, S. 350; 1858. -- Vgl. auch Setchenow, 

 Zeitschr. f. rat. Med., 3. Reihe, 12, S. 334; 1861. 



2 v. Kries, a. a. O., S. 433, 440. 



3 Vierordt, Die Lehre vom Arterienpuls in gesunden und kranken Zustanden. Braunschweig 

 1855, S. 21. 



4 Vierordt, ebenda, S. 4. 



5 Pick, Med. Physik. Braunschweig. Zit. nach Mach. 



6 Mach, Sitz.-Ber. der Wiener Akad. d. Wiss., math.-naturw. Kl., 46 (2), S. 158; 1862. 



