108 Die mechanischen Leistungen des Herzens. 



gering; auch erhielt man mit dem Hg-Manometer und mit dem Vierordtschen 

 Sphygmographen Kurven, die im groBen und ganzen einander sehr ahnlich waren. 

 In seinem Pulsbuche schreibt Vierordt 1 , daB der Gedanke nahe lag, eine ganz 

 schwach wirkende, elastische Feder auf den Puls zu legen und erst vermoge dieses 

 Zwischenmittels die Pulsschwingungen auf den Sphygmographen zu ubertragen. 

 Dann konnte auch das Gewicht der Wagenbalken ein geringeres sein als bei seinem 

 Apparate. Er war also, wie schon Mach bemerkte, der Konstruktion des Feder- 

 sphygmographen sehr nahe, realisierte aber diesen Gedanken nicht, weil seine 

 Vorversuche in dieser Hinsicht zu unvollkommen waren, als daB er diese Technik 

 schon empfehlen konnte. 



Ubrigens war er unter der Auffassung gefesselt, daB die Pulskurve eine einzige 

 einfache Schwingung darstellen muBte. In Ubereinstimmung damit balancierte 

 er die Belastung seines Sphygmographen so aus, daB der Hebelarm keine Nach- 

 schwingungen machte und stellte demnach unbewuBt die Schwingungszahl des 

 Instrumentes etwa auf die augenblicklich stattfindende Pulsfrequenz ein. 



Die Idee, eine Feder zur Aufnahme der Pulsbewegung anzuwenden, wurde 

 dann nach wenigen Jahren von Marey als Grundlage eines neuen Sphygmographen 

 aufgenommen. Seine ersten Versuche in dieser Richtung datieren vom Jahre 1857 2 , 

 zwei Jahre spa'ter publiziert er eine Kjitik des Vierordtschen Sphygmographen 

 und hebt die bei der Konstruktion eines Sphygmographen zu beobachtenden 

 Umstande elastischen Gegendruck und leichten Hebel hervor 3 ; im Jahre 

 1860 kann er endlich den Sphygmographen in dessen definitiver Form veroffent- 

 lichen. 4 



Die von Marey mit diesem Instrumente gezeichneten Pulsbilder unterschieden 

 sieh von den Vierordtschzn in allerhochstem Grade und boten seinen Zeitgenossen 



etwas vo'llig Unerwartetes dar. Statt den 

 gleichformig aufsteigenden und abfallenden 

 Kurven Vierordts (vgl. Fig. 66) zeichneten 

 sich die von Marey gewonnenen (vgl. 

 Fig. 67, welche die ersten von Marey 

 veroffentlichten Pulskurven wiedergibt 5 ) 

 Fig. 66. Radialiskurve. Nach Vierordt. durch ihren ziemlich verwickelten Verlauf 



aus, indem die Kreszente viel steiler war 



als die Dekreszente und letztere auBerdem verschiedene sekundare Erhebungen 

 darbot, unter denen die starkste von Marey mit dem in gewissen krankhaften 



Zustanden mittels des Fingers 

 palpablen Doppelschlag iden- 

 tifiziert wurde. 



Man konnte sich indessen 

 nicht leicht vorstellen, daB 



Fig. 67. Radialiskurve. Nach Marey. die Druckschwankung in den 



Von Iink3 nach rechts zu lesen. Arterien SO kompliziert, wie 



1 Vierordi, a. a. O., S. 36. 



- Marey, Gaz. med. de Paris, 1857, Nr. 27 und 40, zit. nach Notice sur les travaux scient. de 

 Marey. Paris 1876. 



3 Marey, Journal de la physiologic, 2, S. 262; 1859. 



4 Marey, ebenda, 3, S. 243; 1860. 



5 Marey, ebenda, 3, S. 246; 1860. 



