Die Drucksclwankungen ini Herzen wahrend seiner Tatigkeit. ]QQ 



sie aus den Kurven Mareys hervorging, verlaufen \\iirde, und von verschiedenen 

 Seiten wurden die Resultate Mareys damit abgefertigt, daB sie einfach durch 

 Eigenschwingungen verursacht waren und also Kunstprodukte darstellten. So 

 sagte z. B. Meifiner 1 , daB die Doppelschlagigkeit in den Kurven Mareys, nicht 

 vom Pulse, sondern voni Instrument herriihrte, indcm der sehr leichte, verhalt- 

 nisma'Big lange Hebelarm deutliche Nachschwingungen machte, deren erste allemal 

 Zeit genug hatte, sich im absteigenden Teil der Pulskurve zu verzeichnen, und 

 Vierordt 2 hielt die Richtigkeit seiner Pulsbilder unverkurzt aufrecht. 



Tatsachlich hatte Marey keine Priifung der Leistungsfahigkeit seines Sphyg- 

 inographen ausgefuhrt, auch keine Theorie desselben entwickelt, weshalb es sich 

 unschwer verstehen la'Bt, daB seine Resultate nicht ohne weiteres als wissenschaft- 

 lich begriindet aufgenommen werden konnten, um so mehr, als Vierordt in bezug 

 auf seinen Pulsschreiber mitteilte, daB sein Kollege Redtenbacher ein giinstiges 

 Urteil uber'denselben gefallt hatte. 3 



Nichtsdestoweniger hatte Marey mit einem seltenen Geschick sein Instrument 

 gebaut und die experimentelle wie die theoretische Priifung desselben zeigte, daB 

 die mit ihm gezeichneten Pulsbilder iiberraschend richtig wiedergegeben waren. 



Die erste Experimentalkritik, der der Sphygmograph unterworfen wurde, 

 wurde von Buisson* gemacht und bezweckte festzustellen, inwiefern Eigenschwin- 



Fig. 68. Priifung des Sphygmographen. Nach Bn/sson. Die schiefe Linie be- 

 zeichnet die Hohe, in welcher der Hebel bei jeder Pulsation unterstiitzt war. 

 Der vollstandig ausgezogene, oberhalb dieser Linie liegende Teil der Kurve 

 stellt die tatsachlich geschriebene Linie dar. Die punktierten Linien geben die 



etwaige Fortsetzung derselben an. 



gungen des Hebels die gezeichneten Kurven gefalscht hatten. Zu diesem Zwecke 

 unterstiitzte er den Schreibhebel des Sphygmographen, so daB dieser den Bewegun- 

 gen der Feder nach unten nicht folgen konnte. Je nachdem die Stiitze hoher oder 

 tief er angebracht war, wurde der Hebel spa'ter oder fruher von der Feder angegriffen. 

 Waren die gewohnlichen mit dem Sphygmographen geschriebenen Kurven infolge 

 von Eigenschwingungen des Hebels unrichtig, so durften die Kurven, welche bei 

 unterstutztem Schreibhebel gewonnen wurden, jenen nicht kongruent sein. DerVer- 

 such ergab keine derartige Verschiedenheit (vgl. Fig. 68). Hierdurch war indessen 

 die Leistungsfahigkeit des ganzen Instrumentes auf die Arterie lange nicht erwiesen. 

 Von durchgreifender Bedeutung waren dagegen die Untersuchungen, welche 

 von Macli 5 uber diesen Gegenstand veroffentlicht wurden und die theoretische 

 Grundlage fur die exakte Priifung von Wellenzeichnern iiberhaupt abgeben. 



1 Meipncr, Jahresbericht, 1859, S. 537. 

 - Vierordt, Arch. d. Heilk., 4, S. 513; 1863. 



3 Vierordt, Die Lehre vom Arterienpuls, S. 12. 



4 S. bei Marey, La circulation du Sang. Paris 1831, S. 217. 



5 Mach, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss., math.-naturw. Kl., 46 (2), S. 157; 1862; - 

 47 (2), S. 33; 1863; 47 (2), S. 53; 1863. 



