114 Die mechanischen Leistungen des Herzens. 



Grade verandert, daft die ausgezeichneten Punkte des Impulses, vom Beginn des aufsteigen- 

 den Schenkels abgesehen, in ihr gar nicht mehr zum Ausdruck kommen. 



Hieraus la'Bt sich also schlieBen, daB Kurven, welche mit den Trommeln von Knoll 

 und Grunmach aufgenommen worden sind, von keinem Belang sein konnen. 



d) Elastische Manometer. 



Die Resultate von Chauveau und Marey forderten kraftig zu fortgesetzten 

 und weitergefuhrten Untersuchungen iiber den wirklichen Ablauf der Druck- 

 schwankungen in den Herzhohlen und den Arterien auf, und im Laufe der Jahre 

 wurde zu diesem Zwecke eine erhebliche Anzahl elastischer Manometer gebaut. 



Bei der Konstruktion dieser Manometer suchte man, in der Mehrzahl der 

 Falle wenigstens, dem von Mach aufgestellten Kriterium, groBem Elastizitats- 

 modul und geringer Masse, so gut man es verstand, zu genugen, wenn man auch 

 andererseits seine Anforderung an einen minimalen Widerstand nicht immer in 

 gebuhrendem Grade beriicksichtigte. 



In soldier Weise entstanden die von Pick 1 , Rolleston 2 , Hiirthle 3 , Gad*, v. Frey 5 , 

 Fredericq 6 , Bayliss und Starling 7 , Schenck 8 , O.Frank 9 , Straub 10 , Wiggers 11 , C. Tiger- 

 stedt 1 ' 2 und anderen beschriebenen Manometer. Bei alien diesen wird die Hohle des 

 Manometers mittels eines offenen Rohres mit der Gefa'Bhohle in Verbindung ge- 

 bracht und dem in der letzteren stattfindenden Druck ein elastischer Widerstand 

 geleistet. Auf Einzelheiten der Konstruktion kann hier nicht eingegangen werden, 

 sondern verweise ich in dieser Hinsicht auf Franks Darstellung. 13 



Fick li untersuchte an seinen Manometern, ob sie die bei kiinstlichen Druck- 

 schwankungen stattfindenden Grenzwerte des Druckes richtig wiedergaben, sowie 

 ob sie Stillstand in der hochsten und tiefsten Lage richtig registrierten. Ferner hob 

 er hervor, daB erne sehr starke Feder den Hauptvorzug eines elastischen Mano- 

 meters darstelit. Das Ideal eines Manometers ha'tte, nach Fick 15 , die Bedingung 

 zu erfullen, daB aus dem Raume, in welchem der Druck gemessen werden soil, 

 gar keine Fliissigkeit in den Raum des Manometers iiberzutreten brauchte, um die 

 Kra'fte wachzurufen, welche dem Druck Gleichgewicht halten. 



Im AnschluB an diese AuBerung bemerkte Hiirthle, daB ein Manometer jeden- 

 falls zu trage ist, wenn eine zu groBe Flussigkeitsverschiebung zum Ausgleich von 



1 Fick, Arch. f. Anat. u. Physiol., 1864, S. 583; Festschr. f. Rinecker. Leipzig 1877; Arch, 

 f. d. ges. Physiol., 30, S. 597. Diese Abhandlungen sind in den Gesammelten Schriften Picks, 3, 

 S. 543, 593, 608 abgedruckt. 



2 Rolleston, Journ. of physiol., 8, S. 238; 1887. 



3 Hiirthle, Arch. f. d. ges. Physiol., 43, S. 399; 1888; 47, S. 5; 1890; 49, S. 29; 1891 ; - 

 72, S.566; 1898; -- 82, S. 515; 1900; - - 137, S. 240; 1910. 



4 Gad, Zentralbl. f. Physiol., 1, S. 318; 1889. 



5 v. Frey und Krehl, Arch. f. Anat. u. Physiol., physiol. Abt., 1890, S. 31. 



6 Fredericq, Travaux du laborat., 2, S. 73; 1888. 



7 Bayliss und Starling, Intern. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., 11, S. 426; 1894. 



8 Vgl. Ishihara, Arch. f. d. ges. Physiol., 97, S. 429; 1903. 



9 O.Frank, Zeitschr. f.Biol., 46, S.450; 1905; 53, S.545; 1910; Frank und Petter, ebenda 

 54, S. 18; 1910. 



10 H. Straub, Arch. f. d. ges. Physiol., 143, S. 73; 1911. 



11 Wiggers, Amer. journ. of physiol., 30, S. 242; 1912; - - 33, S. 384; 1914. 



12 C. Tigerstedt, Acta Soc. scient. fenn., 48, Nr. 4; 1919. 



13 Frank, Handb. d. physiol. Methodik, II (2), S. 166; 1911. 



14 Fick, Ges. Schriften, 3, S. 545. 



1 5 Fick, Ges. Schriften, 3, S. 597. 



16 Hiirthle, Arch. f. d. ges. Physiol., 43, S. 408; 1888. 



