Die Druckschwankungen im Herzen vcahrend seiner Tatigkeit. 115 



Druckdifferenzen notwendig ist, und stellte als wichtigstes Kriterium fur die Lei- 

 stungsfahigkeit eines Wellenzeichners die Ermittelung der Fliissigkeitsmenge, 

 welche das Manometer zur Ausgleichung einer bestimmten Druckdifferenz er- 

 fordert, auf : je geringer diese Menge ist, urn so besser ist das Manometer. 



DaB dieses Kriterium allein fur sich nicht zureichend und bei gewissen 

 Manometerkonstruktionen wenigstens irreleitend ist, hat Frank 1 nachgewiesen. 



SowohlF/c/c 2 als Hiirthle 3 beriicksichtigen auch die Leitung vom Manometer 

 zur Arterie; die diese fullende Wassersaule ist bei alien Wellenzeichnern die ge- 

 fahrlichste trage Masse, die Leitung muB daher kurz und geniigend weit sein. 



Diese und andere Kriterien und die sich daran schlieBenden empirischen 

 Priifungen geniigten indessen nicht, urn ganz uberzeugende Aufschlusse ttber die 

 Leistungsfahigkeit verschiedener Manometerkonstruktionen zu gestatten, wie dies 

 aus der groBen Mannigfaltigkeit der von den verschiedenen Autoren mitgeteilten 

 Kurven, und aus der Bestimmtheit, mit welcher jeder Autor die Zuverlassigkeit 

 seines eigenen Instrumentes vertrat, so deutlich wie moglich hervorgeht. Man 

 scheint jahrzehntelang vollstandig vergessen zu haben, daB Mach doch einen Weg 

 zur exakten Beurteilung der Kurven mittels seines Korrekturverfahrens angegeben 

 hatte, und daB man durch weitere Entwicklung seiner Ausfuhrungen zu einer 

 befriedigenden Kenntnis von der Leistungsfahigkeit verschiedener Manometer 

 gelangen konnte. 



Urn so hoher ist dann das Verdienst 0. Franks zu schatzen, der, an die Ar- 

 beiten Machs ankniipfend, durch zahlreiche und muhevolle Arbeiten nicht allein 

 die Theorie der Wellenzeichner weiter ausgebildet, sondern auch an der Hand 

 dieser Theorie neue Instrumente gebaut hat, welche in bezug auf Zuverlassigkeit 

 und Empfindlichkeit alle fruheren bei weitem iibertreffen. Hierdurch ist auch der 

 richtige MaBstab fiir die Beurteilung der Leistungen alterer Manometer wie fur 

 die Wertschatzung der mit ihnen gewonnenen Resultate erhalten worden. 4 



Es ist nicht moglich, die Fulle von wichtigen Aufklarungen, die wir Frank 

 verdanken, hier in der notwendigen Kurze wiederzugeben, und ich werde mich 

 daher darauf beschranken rnussen, nur einige besonders bedeutungsvolle Um- 

 stande zu erwahnen. 



Die Konstanten des Manometers, die bei der Korrektur der von ihm gezeich- 

 neten Druckschwankungen in Betracht kommen, sind die Massen, die Elastizitat 

 der benutzten Membran oder Feder, des Leitungsrohres und der eventuell dort 

 befindlichen Luft sowie der Widerstand im Manometer. 



Als wirksame Masse M' der Flussigkeit in einer aus starren Rohren ge- 



1 Frank, Zeitschr. f. Biol., 44, S. 573; 1903; 45, S. 469; 1904. 



2 Pick, Qes. Schriften, 3, S. 599. 



3 Hiirthle, Arch. f. d. ges. Physiol., 43, S. 412; 1888. 



4 Frank, Zeitschr. f. Biol., 44, S. 445; 1903; - - 45, S. 464, 480; 1904; - 46, S. 421, 441 ; 

 1905; 50, S. 281,303,309; 1907; 51, S. 1; 1908; 53, S.545; 1910; 54, S. 32, 91, 527, 531 ; 

 1910; 55, S. 463, 537, 547; 1911 ; 56, S. 398; 191 1 ; 57, S. 171, 176, 362; 1912; - - 58, S. 31 ; 

 1912; 60, S. 358, 365; 1913; Frank und Petier, ebenda 48, S. 489; 1906; ~ 54, S. 18; 1910; - 

 Frank, Bromser und Petter, ebenda, 59, S. 232; 1912; - - Frank und Sommerjdd, ebenda, 61, S. 264; 

 1913; Bromser, ebenda, 60, S.491 ; 1913. - Vgl.auch Hiirthle, Arch. f. d. ges. Physiol., 137, S. 145, 

 153,225; 1910; 141, S. 389; 1911; 149, S. 401 ; 1912; C. Schafer, ebenda, 137, S. 250; 1910; 



- 141, S. 410; 1911; - - 144, S. 579; 1912; 0. E. Meyer, ebenda, 138, S.292; 1911; - - Nicolai, 

 Arch. f. Anat. u. Physiol., physiol. Abt., 1907, S. 129; '- - 1908, S. 419; - - Zeitschr. f. Bio!., 50, 

 S. 456; 1907. 



8* 



