Die Druckschwankungen im Herzen wahrend seiner Tatigkeit. 1 ] 9 



Bei der theoretischen Behandlung des Manometers bereitet die Gumnii- 

 membran gewisse Schwierigkeiten. Einfacher la'Bt sich die Theorie fiir ein Mano- 

 meter durchfuhren, der aus einem Zylinder besteht, in welchem sich ein Kolben 

 luftdicht bewegt. Gegen diesen driickt eine Spiralfeder und halt clem Blutdruck 

 Gleichgewicht. Hire durch ein besonderes Hebelsystem vergrb'Berten Exkursioncn 

 geben den in jedem Augenblick im Systeme herrschenden Druck an. Diese Kon- 

 struktion ist innerhalb der Kreislaufsphysiologie nur von Rolleston wie vcn Roy und 

 Adami benutzt worden; sie kann, wie Frank' 1 ausfiihrt, als einfachstes Schema eines 

 elastischen Manometers dienen, weshalb es angezeigt ist, einige Hauptpunkte aus 

 seiner hierhergehorigen Arbeit hier mitzuteilen. 



Wenn m H (=6la 2 ) die reduzierte Masse des Schreibhebels 2 bezeichnet, so 

 ist die wirksame Masse desselben 



wo Q den Querschnitt des Kolbens bzw. der Manometerrohre bezeichnet. 



Die Schwingungsdauer des Manometers betragt wie oben unter Vernach- 

 lassigung der Dampfung 



E' ist seinerseits nach der Definition A p/A V, und A V, der beim Druck- 

 zuwachs Ap stattfindende Volumzuwachs, ist, wenn A f die Grofie der Exkursionen 

 bezeichnet, gleich Af.Q. Also ist E' = A pi A f . Q. Statt A / konnen wir indessen 

 den direkt registrierten Ausschlagzl x, durch die VergroBerung v dividiert, setzen, 



und erhalten dann 



,,, dp -v v 



Ax-Q ~~ ~eQ' 



wenn die Empfindlichkeit (A xjA p) des Manometers bezeichnet. 



Da nun die wirksame Masse der Manometerflussigkeit M' F und die des 

 Schreibhebels 6{a 2 Q* (= m n IQ z ) ist, wird 



T hat ein Minimum, wenn 

 Q = m 



M' F " a ]/ M' F ' L ]/ M' F 



Der rationelle Querschnitt ist also umgekehrt proportional der Entfernung a 

 von der Hebelachse zum Angriffspunkt des Hebels, oder, bei gleicher Hebellange (L), 

 der VergroBerung direkt proportional. Es findet sich also fur jede Konstruk- 

 tion des Kolbenmanometers ein Querschnitt, den man dem Kolben erteilen niufi, 

 damit die Entstellungen der Kurven durch die Tragheit des Instrumentes zu einem 

 Minimum werden, unbeschadet aller anderen Eigenschaften des Instrumentes. 



Die Theorie des Kolbenmanometers laBt sich auf das Federmanometer 

 direkt iibertragen. Das Federmanometer besteht aus einer mit einer Gummi- 

 membran uberzogenen Trommel; gegen die Membran ubt eine Feder einen genflgend 



1 Frank, ebenda, 45, S. 464. 



2 Der Einfachheit halber wird die an und fur sich sehr geringe Masse des Kolbens 

 nachlassigt. 



