Die Druckschwankungen im Herzen \\-ahrend seiner Tatigkeit. 121 



zitatskoeffizienten usw., doch auf die Form der registrierten Kurven eingewirkt 

 haben, und man konnte an der Hand der fruheren Priifungsweisen mit einer ge- 

 wissen Wahrscheinlichkeit annehmen, daB die Kurven mit trapezformigem Ver- 

 lauf den richtigeren Ausdruck fur die Druckschwankung in der Aorta geben wiirden. 



Wie verwickelt die Sache indessen liegt, wenn sie ganz exakt untersucht 

 werden soil, zeigt die Kritik des Manometers von Bayliss und Starling. Hier hat 

 der Schreibhebel keinen EinfluB, da er durch den massenlosen Lichtstrahl ersetzt 

 ist. Auch die Verschiebung der Blutmasse ist auBerordentlich gering, namlich fur 

 eine Druckdifferenz von 100 mm Hg nur 0,0335 cbmm. Die Schnelligkeit der Be- 

 wegung ist so groB, daB das Instrument auf eine Druckschwankung von 4750 mm 

 Hg pro Sekunde sicher reagiert, obgleich mit einigen Eigenschwingungen. Nichts- 

 destoweniger ist dieses Manometer nicht besser als die ubrigen, denn durch das 

 kleine Luftblaschen wird die wirksame Masse bedeutend vergroBert; hierzu kommt 

 noch, daB die Dampfung des Instrumentes wahrscheinlich nicht unbetrachtlich 

 und jedenfalls nicht so gering ist, daB sie vernachlassigt werden kann, und bei dem 

 hohen Elastizitatskoeffizienten des Manometers miissen irgendwelche geringfugige 

 elastische Eigenschaften des Rohrensystems die Konstanten auBerordentlich ver- 

 andern (Frank 1 ). 



Wir brauchen uns indessen nicht auf diese allgemeinen Betrachtungen zu 

 beschranken, denn Frank 2 hat im AnschluB an seine Untersuchungen zur Theorie 

 der Wellenzeichner auch ausgedehnte experimentelle Arbeiten ausgefiihrt, durch 

 welche er die theoretischen Resultate in der Praxis verwertet hat. 



Die Konstanten bei den von Frank angewendeten Manometern waren genau 

 bestimmt, und er konnte daher unter Anwendung der oben angefuhrten Formel 

 an der registrierten Kurve die nb'tigen Korrekturen anbringen und in dieser Weise 

 ihre Zuverlassigkeit beurteilen. 



Schon ein Spiegelmanometer mit der Schwingungszahl 35 ergab im groBen 

 und ganzen ganz befriedigende Resultate fur den Druckverlauf in der Aorta 3 , und 

 ein Manometer mit der Schwingungszahl 104 4 erforderte nur in extremen Fallen, 

 wenn es sich um die Feststellung auBerster Feinheiten handelte, eine Korrektur. 



SchlieBlich gelang es Frank, einen Spiegelmanometer hochster Giite mit 

 180 Schwingungen zu konstruieren. 5 



Nachbildungen dieses Manometers sind von Straub 6 und Wiggers 1 beschrieben 

 worden. 



Auch Htirtfile hat neue Konstruktionen seines Manometers ausgefiihrt und 

 dabei ein sehr zuverlassiges Instrument gebaut. 8 



Garten 9 hat die Ausschlage der Manometermembran benutzt, um den Weg 

 eines in einer Zinksulfatlosung geleiteten elektrischen Stromes zu verandern und 

 in dieser Weise ein vorziigliches Instrument erhalten. 



1 Frank, Zeitschr. f. Biol., 44. S. 576. 



2 Frank, Zeitschr. f. Biol., 46, S.450; 1905; 53, S.545; 1910; -- Frank und Petter, ebenda 

 54, S. 18; 1910. 



3 Frank, ebenda, 46, S. 461; 1905. 



4 Frank, ebenda, 46, S. 472. 



5 Frank, ebenda. 53, S. 545; 1910. 



6 Straub, Arch. f. d. ges. Physiol., 143, S. 69; 1911. 



7 Wiggers, Amer. journ. of physiol., 33, S. 1, 384; 1914. 



8 Hurthle, Arch. f. d. ges. Physiol., 137, S. 240; 1910. 



9 Garten, Zeitschr. f. Biol. 66, S. 26; 1915. 



