182 



Die mechanischen Leistungen des Herzens. 



Zur Feststellung der in der Zeiteinheit von der linken Herzkammer heraus- 

 getriebenen Blutmenge brauchte man also nur die Geschwindigkeit des Blutes 

 in einer peripheren Arterie, z. B. der Karotis, direkt zu bestimmen. 



a) Direkte Eichung des Blutstromes in einer peripheren Arterie. 



ZudiesemZweckekonstruierte Volkmanri i (\846)e'm besonderes Instrument, das 

 Hamodromometer, welches gestattete, die Menge des in einer Arterie stromenden 



Blutes direkt zu messen. Es besteht aus einer langen, haar- 

 nadelformig gebogenen Glasrohre, welche die Bestimmung 

 hat, einem ausgeschnittenen GefaBsegmente substituiert zu 

 werden. Die Glasrohre ist mit Wasser gefiillt, und das vom 

 Herzen kommende Blut verdrangt dasselbe. Die eindrin- 

 gende Blutsaule verschiebt die vor ihr liegende Wasser- 

 saule, ohne daB die Fluida sich sonderlich mischen; sie 

 braucht zum DurchflieBen des gemessenen Weges eine meB- 

 bare Zeit, und man erhalt hiermit die Unterlagen zu einer 

 Berechnung, wie weit das Blut im Zeitraum einer Sekunde 

 sich fortbewegt. 



Diese prinzipiell so wohl ausgedachte Methode konnte 

 indessen beiweitemnicht als befriedigend angesehen werden, 

 vor allem, weil die Zeit, wahrend welcher die Messung statt- 

 finden konnte, iiberaus kurz war und nicht gestattete, die 

 Geschwindigkeit des Blutes und ihre Variationen unter ver- 

 schiedenen Umstanden genauer zu verfolgen. Es dauerte 

 indes bis zum Jahre 1867, bis eine neue Methode zu dem be- 

 treffenden Zwecke bekannt wurde. Dies fand statt, als 

 Dogiel 2 die von Ludwig konstruierte Stromuhr beschrieb 

 und iiber seine mit derselben ausgefiihrten Versuche aus- 

 fuhrlich berichtete. 



Die Stromuhr besteht aus zwei gleichgroBen Glaskugeln (K, K', 

 Fig. 150), deren Inhalt bekannt ist und welche nach oben durch 

 eine U-formige Biegung direkt ineinander ubergehen. An der kon- 

 vexen Seite des Bogens sitzt ein kurzes, verschlieBbares Abzugs- 

 rohr (0). Die. beiden Kugeln stehen mit je einem Ende (H, C) der 

 Arterie in Verbindung. Wenn K bei Beginn des Versuches mit dem 

 zentralen Ende und K' mit dem peripheren Ende der Arterie. kom- 

 munizieren soil, so wird /('mit defibriniertem Blute, K mit 01 ge- 

 fiillt. Die beiden Fliissigkeiten beriihren einander nach oben an der 

 Grenze der beiden Kugeln. Nun wird das Blut zugelassen: es dringt 

 das 01 aus K nach K', wahrend das Blut dieser letzteren Kugel 

 durch C entweicht. Ist die Kugel K' bis zu ihrer unteren Grenze 

 mit 01 gefiillt, so dreht man rasch die Kugeln um, so daB nun K' dem zentralen und K dem 

 peripheren Ende der Arterie zugekehrt ist. In dieser Weise kann der Versuch fortgesetzt 

 werden, bis das Blut gerinnt oder die Grenze zwischen dem 01 und dem Blute infolge ihrer 

 Mischung verwischt wird. 2 



Da die Raumlichkeit der Kugeln und die Zahl der Umdrehungen in einer gewissen 

 Zeit bekannt sind, ergibt sich die Stromgeschwindigkeit des Blutes in der betreffenden 

 Arterie ohne weiteres. Die Umdrehungen werden mittels eines elektrischen Kontakts 

 selbsttatig registriert. 



1 Hiittenheim, Observationes de sanguinis circulatione haemodromometri ope institutae. 

 Halle 1846; Volkmann, Hamodynamik, S. 185. 



2 Dogid, Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss., math.-phys. KL, 1867, S. 199. 



Fig. 150. 

 Ludwigs Stromuhr. 



