JJQ Die mechanischen Leistungen des Herzens. 



Die von Mach 1 entwickelten Bewegungsgleichungen fur den Wellenzeichner 

 ergaben, daB die registrierte Kurve mit dem wirklichen Verlauf der Druckvariation 

 um so na'her ubereinstimmt, wenn die Widerstande gering sind und jene Masse des 

 Wellenzeichners, welche durch die Druckvariation in Schwingungen versetzt wird, 

 selbst durch bedeutende Krafte nur geringe Verschiebung aus der Gleichgewichts- 

 lage erleidet. Zu diesem Zwecke muB die Masse der Feder klein und die Feder selbst 

 hart, ihr Elastizitatskoeffizient also groB sein. Ferner wies Mach auch nach, wie 

 man aus der jedesmaligen vom Wellenzeichner gezeichneten Kurve die Kurve der 

 wirklichen Druckvariation herleiten kann, wenn die Konstanten des benutzten 

 Instrumentes (Widerstand, Elastizitatskoeffizient und Masse) bekannt sind. Je 

 flacher die Kurve des Wellenzeichners verlauft, um so kleiner fa'llt die Korrektur 

 aus, und daher verdienen flache Kurven ein groBeres Zutrauen als stark gekrummte. 



Schon eine oberflachliche Betrachtung ergab, daB bei den Mareyschen 

 Sphygmographen die von der Theorie hergeleiteten Bedingungen erfiillt waren, 

 denn der Elastizitatskoeffizient der hier benutzten Feder war groB, die Masse der 

 Feder klein, und selbst bedeutende Druckvariationen hatten nur eine geringe 

 Bewegung der Feder zur Folge. 



Auch fuhrte die experimentelle Prufung, der Mach den Sphygmographen 

 unterwarf, zu dem SchluB, daB das Instrument ,, selbst rasche und heftige 

 Druckvariationen mit groBer Genauigkeit" registrierte, und daB namentlich 

 Meifiners Behauptung, die Eigentumlichkeiten des menschlichen Pulses seien 

 durch Nachschwingungen des Instrumentes bedingt, als unrichtig zu bezeichnen 

 ware. Indessen war es nicht ausgeschlossen, daB durch die Applikation des In- 

 strumentes die Pulswellen in den Arterien eine kleine Veranderung erlitten. 2 



In der Fortsetzung seiner Untersuchungen berucksichtigt Mach auch die bei 

 der Systole und Diastole stattfindenden Veranderungen der Arterienlichtung, 

 welche jetzt in der Bewegungsgleichung fur den Sphygmographen eingefiihrt wer- 

 den. Als sein SchluBurteil iiber den Sphygmographen bemerkt er 3 , daB dieses 

 Instrument Druckvariationen sehr genau registriert und namentlich, wo es sich 

 um die Form der Druckvariationen handelt, sehr verlassig ist. Andererseits 4 

 bezeichnet er die Anwendung des Sphygmographen als eine sehr rohe Methode zur 

 Ermittlung der Blutdruckvariation und die wahren beim Wellenzeichner in Be- 

 tracht kommenden Umstande als viel zu kompliziert und unregelma'Big, um mit 

 Erfolg der Rechnung unterworfen zu werden, weshalb man sich vorlaufig mit An- 

 naherungen begniigen muB. 



c) Die Registrierung durch Lufttransport. 



Inzwischen ftihrten Chauveau und Marey eine ganz neue Methodik zur Unter- 

 suchung des Druckablaufes in den verschiedenen Herzhohlen und in der Aorta ein. 



Ihre Methode stellte eine konsequente Ausbildung der Registrierung durch 

 Lufttransmission dar. 



Wenn man mittels eines Kautschukschlauches mit ziemlich unnachgiebiger Wand 

 zwei Kautschukballons verbindet und auf den einen einen Druck ausiibt, so wird der andere 



1 Mach, ebenda, 46 (2), S. 164. 



2 Mach, ebenda, 46 (2), S. 173. 



3 Mach, ebenda, 47 (2), S. 53. 



4 Mach, ebenda, 47 (2), S. 47. 



