120 Die mechanischen Leistungen des Herzens. 



starken Druck aus. Der Gummi der Membran hat hier nur die Aufgabe, das Mano- 

 meter abzudichten, und die Membran wird daher moglichst dehnbar gewahlt. 

 Die Platte, auf welche die Feder einwirkt, wird moglichst groB genommen, so daB 

 zwischen der GroBe ihres Querschnittes und dem Querschnitt der Trommeloffnung 

 kein groBer Unterschied besteht. Diese Platte kann also gewissermaBen mit dem 

 Kolben der soeben erorterten Manometerkonstruktion gleichgesetzt werden. Wenn 

 man nun weiter beriicksichtigt, daB wegen der Elastizitat der Gummimembran 

 die wirksame Masse der Fliissigkeit im Manometer vermehrt wird, so la'Bt sich das 

 Federmanometer in allem Wesentlichen als ein Kolbenmanometer behandeln. 



Die Kritik des Wellenzeichners, wie Frank sie ausgefiihrt hat, hat also, kurz 

 zusammengefaBt, als die wesentlichste Anforderung an ein gutes Instrument er- 

 geben, daB die Schwingungszahl des Manometersystems einschlieBlich der Mano- 

 meterleitung moglichst groB sei. Wir konnen uns also aus der Schwingungszahl 

 der verschiedenen Manometer eine approximative Vorstellung von ihrer Leistungs- 

 fahigkeit bilden. 



Wie Frank 1 ganz iiberzeugend nachgewiesen hat, stellen die von vielen 

 Autoren an der Druckkurve der Aorta und der Herzkammern beobachteten so- 

 genannten systolischen Wellen nichts anderes als Kunstprodukte dar: sie sind 

 einfach Eigenschwingungen des betreffenden Instrumentes. Diese Wellen konnen 

 daher zurMessung der Schwingungszahlen und damit zur Beurteilungder Leistungs- 

 fahigkeit der betreffenden Instrumente dienen. 



Die Schwingungszahlen sind in folgender Tabelle auf genommen 2 . 



Chauveau-Marey (1863) 1612? Elastische Sonde 



Pick (1883) 17 Hebelmanometer 



Fredericq (1888) 15 Sphygmoskop 



Hurthle (1891) 1316 Hebelmanometer 



Bayliss-Starling (1894) 1316 Optische Registrierung 



Die Schwingungszahl der von v. Frey benutzten Anordnung la'Bt sich aus 

 den von dem Instrumente aufgezeichneten Kurven kaum bestimmen, da seine 

 Manometer eine starke, eigentiimlich wirkende Dampfung besitzen, welche die 

 Entstehung von Eigenschwingungen verhindert. Doch giaubt Frank annehmen zu 

 diirfen, daB die Schwingungszahl gewiB nicht iiber diejenige der in der Tabelle 

 aufgenommenen Manometer hinausgeht. 



Die Schwingungszahlen der betreffenden Manometer zeigen also nur geringe 

 Unterschiede, und wir konnten daher wohl im allgemeinen sagen, daB die Leistungs- 

 fahigkeit dieser Instrumente nicht sehr viel verschieden ist. Aus den sogleich zu 

 besprechenden Erfahrungen Franks geht nun hervor, daB Manometer von so ge- 

 ringer Schwingungszahl, wie die hier gefundenen, in bezug auf die schnellen Druck- 

 schwankungen in der Aorta, geschweige denn in den Herzkammern, kein genugendes 

 Auflosungsvermogen haben konnen. Wir miissen daher zugeben, daB alle die hier 

 erwahnten Kurven des Aortadruckes durch den EinfluB des benutzten Manometers 

 mehr oder minder gefalscht sind. 



Die Verschiedenheit, die, trotz der etwa gleichen Schwingungszahl der Mano- 

 meter, bei den verschiedenen Aufnahmen der Druckkurven vorkommt, zeigt jeden- 

 falls, daB hier andere Umstande, wie Verschiedenheiten der Dampfung, des Elasti- 



1 Frank, Zeitschr. f. Biol., 46, S. 512; 1905. 

 - Die Literaturangaben finden sich S. 114. 



