778 Phonophotographie. 



man die Phonographenwalze bei der Ubertragung der eingegrabenen Kurve 

 auf die lichtempfindliche PJatte viel langsamer rotieren lassen kann als bei 

 der Aufnahnie, wodurch das gleitende Glasknopfcben den Unebenheiten der 

 Furche genauer folgen kann als bei scbnellem Gang. 



Uber die Analyse der so gewonnenen Kurven s. unten S. 780. 



Die von Scripture 1 ) verwendete Maschine zur vergrdfierten Nachzeichnung 

 der Grammophonglyphik ist zur feineren Analyse ungeeignet, da Massen von erheb- 

 licher Grofie, durch mehrere inetallische Gelenke vez-bunden, bei ihr in Bewegung 

 gesetzt werden und darnit die Vorziige der Hensenschen und Hermannschen 

 Methods preisgegeben werden. Hochstens zur Untersuchung der Stimmhohe und 

 des Accents eignet sich Scriptures Apparat. 



Boeke 2 ) bat die im Pbonographenzylinder eingegrabeneu Furchen, die 

 perlschnurartig aussehen, mikroskopisch untersucbt und die Breite der Ein- 

 driicke gemessen, die der Scbreibstift erzeugt, und konnte, da die Breite in 

 gesetzrnaliiger Beziebung zur Tiefe der Eindriicke stebt, die Ordinatenboben 

 der Scbwingungskurve einigermaBen genau ermitteln. Sehr exakt ist die 

 Metbode indessen nicbt. 



Raps 3 ) bat in interessanter Weise die Verdicbtungswellen in der 

 schwingenden Luftsaule direkt registriert, ohne eine Membran zur Mit- 

 schwingung zu bringen. Er teilte ein Strablenbiindel in eine Portion, die 

 durcb ruhende Luft ging, und eine zweite, die eine Luftscbicbt passierte, in 

 welcher die Scballwellen abwechselnd Verdicbtung und Verdiinnung er- 

 zeugten. Beide Portionen wurden auf denselben Punkt einer bewegten 

 photograpbiscben Platte gelenkt und zeigten Interferenz, sobald Schall- 

 schwingungen in der zweiten Luftschicbt entstanden. Auf diese Art konnten 

 auch Kurven der Vokale A, 0, U gewonnen werden. 



Anhangsweise seien hier noch die Konigsc.hen empfindlichen Flammen 4 ) 

 erwahnt , die vielfach zur Untersuchung von Schallschwingungen gedient haben. 

 Die haufig gebrauchten Bezeichnungen ,,manometrische Kapsel" und ,,Manometer- 

 flammen" sind falsch, da die Flammenmethode nicht den in der Gaskapsel 

 herrschenden Druck direkt registriert, sondern die Ausstromungsgeschwindigkeit 

 des Gases, deren Abhangigkeit vom Druck bei schnellem Wechsel des Druckes 

 und enger Brenneroffnung eine komplizierte wird. Auf die Konstruktion der 

 Gaskapseln im einzelnen naher einzugehen, eriibrigt sich hier [vgl. Nagel, Arch, 

 f. (Anat. u.) Physiol. 1905, Suppl. 77]. Die Beobachtung der Flammenoszillationen 

 erfolgt entweder subjektiv im Konigschen Drehspiegel oder objektiv mittels der 

 Photographie (Mar age 5 ), Samojlof f 6 ). Die Brauchbarkeit der Method e ist be- 

 schrankt, weil die Flammenkurven , wie ich (1. c.) gezeigt habe, den Bewegungs- 

 vorgang der schwingenden Membran schon bei mafiigen Frequenzen entstellt wieder- 

 geben. Niitzlich kann die Methode dagegen sein, um zu zeigen, wie bedeutende 

 Verschiedenheiten der Flammenkurve iiberhaupt bei verschiedener Klangfarbe er- 

 halten werden konnen. Besonders anschaulich ist diese Demonstration, wenn man 

 die Paukenhohle eines frischen Harnmelkopfes in eine Gaskammer verwandelt und 



') A new machine for tracing speech curves, Amer. Journ. f. Science 15 

 (1903); Med. Eecord 1903; Ostwalds Ann. d. Naturphilosophie 4, 28. '-') Arch, 

 f. d. ges. Physiol. 50, 297, 1891. - - 3 ) Wied. Ann., N. F. 50, 193, 1893. - - ") Ann. 

 d. Phys. 146, 161, 1822. - 5 ) Etude de cornets acoustiques par la photographie 

 des flammes de Konig, Paris (Masson); Journ. de physique (3) 7, 131 u. 449, 

 1898; Compt. rend. 128, 425 u. 689, 1899. 6 ) Arch. f. d. ges. Physiol. 78, 

 23, 1899. 



