Taschenbander, Yentrikel. 7l'l 



Unter ,,Autoskopie" des Kehlkopfes versteht man ein von Kirstein 1 ) 

 empfohlenes und mehrfach verbessertes Verfahren , den Kehlkopf ohne Spiegel 

 direkt zu betrachten, wozu die Zunge rinnenformig eingedriickt und die Epiglottis 

 aufgerichtet werden mufi. Man erhalt dabei, da binokular beobachtet werden kaim, 

 ein korperliches Bild d^s Kehlkopfes. 



Zur Messung im ]ar3'ngoskopischen Bild sind verschiedene Methoden angegebeu 

 worden (vgl. die Fachschrifteu). Speziell zur Messung der Glottisweite bei Tieren 

 bat sich Exners Laryngometer bewahrt (beschrieben bei Grossmann, Arch, 

 f . Laryngol. 6), ferner auch Museholds Apparat (Deutsche med. Woohenschr. 1893). 



Bei sehr kraf tiger Beleuchtung mit Bogenlicht lafit sich das reelle Bild des 

 Kehlkopfinnern in betrachtlicher VergroCerung projiziereu. Kalian*) hat eine 

 dazu geeignete Vorrichtung konstruiert , mittels deren ausgezeichnete Bilder eineni 

 ansehnlichen Auditorium gezeigt werden konnen. 



Zur Beobachtiin>;' der Schwingungsform der Stimmlippen uiitzlich uiid meiues 

 Erachtens noch nicht geniigend ausgenutzt ist die stroboskopische Methode. 

 Oertel 3 ), Spiess 4 ), Musehold 5 ) u. A. habeii ;-ie verwertet und Apparate dazu an- 

 gegeben. Fiir Laboratoriunisversuche kanu ich folgende sehr einfache Methode 

 empfehlen. Die Strahlen einer Projektionsbogenlampe werden stark konvergent 

 gemacht. Der Schnittpunkt der Strahlen fallt in die Rotationsebene einer runden 

 Metallscheibe mit Schlitzen oder Lochern (die Schlitzbreite darf l / so der Zwischen- 

 raumsbreite nicht iibersteigen), die am besten durch einen Elektromotor mit regulier- 

 barem Widerstand gedreht wird. Jenseits der stroboskopischen Scheibe werden die 

 \vieder divergierenden Strahlen auf einem Stiickchen Mattglas aufgefangen, das 

 dann als Lichtquelle fur gewohnliche Laryngoskopie dieiit. Noch heller wird das 

 Bild, wenn man statt des Mattglases eine Konvexlinse setzt, deren Abstand von 

 der rotierenden Scheibe gleich ihrer Brennweite ist. Die rotierende Schlitzscheibe 

 kann vom Untersucher mittels eines Guinmischlauchex sirenenartig augeblasen 

 werden, und der Untersuchte hat die Aufgabe, den betreft'endeii Ton nachzusingen. 

 Auch reelle Abbildung eines Nernststabchens in der Ebene der rotierenden Scheibe 

 gibt ein sehr gutes Licht zur Beobachtung. 



Neuerdinga hat man auch die Eontgenstrahlen mit Erfolg benutzt, um die 

 Stellung des Kehlkopfes, Kehldeckels, der Zunge uud des Gaumens zu erf orschen 6 ). 



VII. Die Taschenbander (falschen Stimmbander) und der 

 Morgagiiische Tentrikel. 



Die Taschenbander sind Schleimhautwiilste, die reichlich Schleimdriisen 

 eingelagert enthalten. Eine eigene selbstandige Motilitat haben sie nicht. 

 sie erhalten vielmehr nvu- Ausstrahlungen von Muskelziigen des Kehlkopfes 

 (M. thyreoarytaenoideiis ext.). Dementsprechend ist eine Funktion der Taschen- 

 bander ahnlich der der Stimmbander nicht anzunehmen. Stark aneinander 

 angenahert werden sie nur zu Zeiten, wo die Stimmritze fest geschlossen ist, 

 namlich bei der allgemeinen Verengung des Introitus beim Schluckakt. Dafi 

 sie sich zur Tonbildung aneinanderlegen und durch ihre Schwingungen die 

 Kopfstimme erzeugen (Segond 7 ), Kilian s ) u. a.) ist unbedingt ausgeschlossen, 

 weil man auch bei Falsettonen mit dem Spiegel die wahren Stimmbander 

 sieht. Auch daB die Taschenbander beim Falsett auf die Stimmbander bis 



') Die Autoskopie, Berlin 1896; und Therapeut. Monatshefte 1896, Juli. - 

 *) Miinch. med. Wochenschr. 1893, Nr. 6. 3 ) Zentralbl. f. d. med. Wissensch. 



j 8 78_ __ ") Arch. f. Laryngol. 7, 148, 1898. -- s ) Ebenda 7, 1, 1898. - 6 ) M. Scheier, 

 ebenda 7 (1897) und Deutsche med. Wochenschr. 1897; ferner Earth u. Grun- 

 mach, Arch. f. Laryngol. 19, 3. - 7 ) Arch. gen. d. med. 1848 u. 1849. - 8 ) Arch, 

 f. d. ges. Physiol. 9 (1874). 



Nagel, Physiologic des Meim-hen. IV. 4(5 



