496 Messung der Horscharfe durch die Hordauer. 



direkt die Amplitude a p zu finden, mit welcher die Gabel zur Zeit t p schwingt. 

 Selbstverstandlich darf man a p nicht unmittelbar als MaC der Horscharfe be- 

 trachten, denn dieses ist und bleibt I p , die Schwellenintensitat des Tones am 

 Trommelfell. J p hangt aber von verschiedenen Umstanden ab: erstens, da 

 es sich um Tone handelt, nach fundamentalen Prinzipien der Physik von 

 dem Quadrat der Amplitude, nicht von deren erster Potenz; zweitens, wie 

 die Weadsche Formel lehrt, von der speziellen Beschailenheit der benutzten 

 Gabel; drittens von dem Verlust, den die Energie der Gabel erleidet, ehe sie 

 als Schall das Ohr trifft. Dieser Verlust ist dadurch bedingt, dafi ein Teil 

 der Energie durch innere Reibung in Warme verwandelt, ein anderer Teil 

 durch den Stiel an die Urngebung abgegeben wird, wobei - - was besonders 

 betont zu werden verdient - - die Art der Einklemmung von wesentlichem 

 EinfluG ist. Wieviel akustische Energie aber in einem gegebenen Falle iibrig 

 bleibt, laftt sich schwerlich feststellen und ebensowenig, wieviel davon gerade 

 an das Trommelfell gelangt, da die Verteilung der Tonintensitat in ge- 

 schlossenen Raumen und in der Nahe reflektierender Gegenstande so gut wie 

 unkontrollierbar ist. Somit kann man aus a p allein nicht einrnal einen 



Schlufi auf den Wert von I p ziehen, da eben I p gleich fl| . dividiert 



durch die unbekannte GroCe N, ist. Anders verhalt es sich dagegen, wenn 

 aufier a p auch zugleich a n , die Schwellenamplitude des normalen Ohres, mit 

 derselben Gabel in demselben Raum und iiberhaupt unter absolut gleichen 



Bedingungen bestimmt wird. Dann ist I n - "^TTf" zu setzen und damit 



o I _ZV 



(o> \ 2 



Hp=( n ) H n gegeben. Eine hierauf basierende Horscharfepriifung wiirde 

 Q>' 



etwa in folgender Weise vorzunehmen sein. Zuerst wird die Abschwingungs- 

 kurve der zu verwendenden Gabel konstruiert, wobei die auf den Anschlag 

 folgenden Zeiten die Abszisse, die zugehorigen Amplituden die Ordinaten 

 bilden. Dann wird der Ton der Gabel, die mit derselben Anfangsamplitude wie 

 vorher in Schwingungen versetzt ist und an deren Montierung wegen des 

 Einflusses der Einklemmung auf die Diimpfung nichts geandert sein darf, 

 von dem zu priifenden und dem normalen Ohre beobachtet und nach der 

 Uhr die Zeit t p bzw. t n gemessen, worauf sich die diesen Zeitpunkten ent- 

 sprechenden Amplituden a p und a n unmittelbar aus der Kurve oder einer 

 Tabelle entnehmen lassen. Die Herstellung einer exakten Abschwingungs- 

 kurve ist jedoch nichts weniger als einfach. Besser ist es schon, wahrend des 

 Versuches die Amplituden der Gabel direkt an ihr abzulesen, wofiir Grade- 

 nigo 1 ) ein besonderes Verfahren empfoblen hat. Nach reiflicher Uberlegung 

 aller in Betracht kommenden Punkte wird man indessen sagen rnussen, daB 

 die Stimmgabel iiberhaupt kein ideales Instrument fur die Horscharfe- 

 bestimrnung ist. Es ist darum auch wiederholt in Vorschlag gebracht worden, 

 elektrische Apparate zu benutzen 2 ). 



J ) Siehe Arch. f. Ohrenheilk. 50, 285, 1900 und Struycken, Zeitschr. f. 

 Ohrenheilk. 46, 378, 1904. z ) 'L. B. durch Hartmann, Du Bois-Eeymonds Arch. f. 

 Physiol. 1878, S. 155; Wodtke, Tiber Horprtifung usw., Dissertation, Rostock 1878; 

 Hughes, Nature, 1879, p. 77 u. 102; W. Preyer, Jenaische Gesellsch. f. Med. u. 

 Naturw. Sitzung v. 21. Februar 1879; Jacobson, Du Bois-Eeymonds Arch. 1888, 



