Elektrische Horpriifungsapparate. 497 



Dieselben beruhen fast alle auf dem Prinzip, daft durch Stromschwan- 

 kungen die Platte ernes Telephons zum Tonen gebracht und die Tonintensitat 

 durch Schwachung der Stromstarke bis zur Schwelle erniedrigt wird. Die 

 alteren Autoren suchten dieses Ziel entweder auf dem Wege zu erreichen, 

 daft in den Stromkreis eines moglichst konstanten Elementes eine elektro- 

 magnetische Unterbrechungsgabel oder ein Neefscher Hammer als Erreger 

 des Telephons eingeschaltet und die Strornstarke durch einen Rheostaten 

 reguliert wurde, oder sie lieften den Strom des Elementes aufter durch den 

 Unterbrecher durch eine prirnare Rolle gehen, mit deren sekundarer das 

 Telephon verbunden war, und die Abschwachung des Telephontones geschah 

 mittels Entfernung der Rollen voneinander. Beide Anordnungen haben den 

 Ubelstand, daft die Tonhohe sich nur schwierig oder wenig variieren laftt 

 und daft die Telephonplatte keine einfachen Tone gibt. Das Audiometer oder 

 Sonometer von Hughes, bei dem iibrigens die Telephonrolle auf einem 

 Schlitten zwischen zwei entgegengesetzt induzierenden Spulen angebracht ist, 

 enthalt im primaren Stromkreis ein Mikrophon. Von diesem konnte man den 

 Ton einer mit verschieblichem Stempel versehenen und daher in der Tonhohe 

 variablen Pfeife aufnehmen lassen ; aber dann muftte wieder fur die prazise 

 Konstanz des Mikrophons und des Pfeifentones gesorgt werden. Jacobson 

 hat in der angefiihrten Untersuchung eein Augenmerk besonders darauf ge- 

 richtet, die Unreinheit der Plattentone zu beseitigen, und sich zur Telepbon- 

 erregung einer immer gleich stark angeschlagenen und dann ausschwingenden 

 Gabel bedient. Indessen ist hierbei wieder fur einen genugenden Wechsel 

 der Tonhohe ein sehr umfangreiches Gabelmaterial notig. Von einem wirklich 

 tadellosen Horscharfemesser wird man verlangen miissen, daft er leicht Tone 

 von jeder gewiinschten Hohe liefert, daft die Tone rein sind, daft ihre 

 Intensitiit exakt meftbar ist und daft sie dem Ohre zur bequemen Beobachtung 

 beliebig lange in gleichmaftiger Starke dargeboten werden konnen. Am besten 

 scheint mir alien diesen Anforderungen das von Wien angegebene Instrumen- 

 tariuin zu entsprechen. Auch dieser Autor benutzte als Tonquelle ein 

 Telephon, das fest an das Ohr gedriickt wurde oder mit eineni Deckel nebst 

 Ansatzrohr zum Einfiihren in den Gehorgang versehen war, wobei freilich 

 zugleich durch Luft- und Knochenleitung gehort wird. Die Strome, die moglichst 

 sinu^furmige Wechselstrome sein muftten , um einf ache Tone zu erzeugen, 

 wurden fiir die tieferen Tone von einem Sinusinduktor, fiir die hoheren von 

 einer Wechselstromsirene, deren Bau und Wirkungsweise a. a. 0. genau 

 beschrieben ist, geliefert. Bei schwachem Strom ist der Ausschlag der 

 Telephonplatte dem Strome proportional, die Tonintensitat also proportional 

 dem Quadrat der Stromamplitude und die Empfindlichkeit des Ohres fiir die 

 jeweilige Schwingungszahl umgekebrt proportional dem Quadrat des Minimal- 

 strornes, der den Schwellenton erzeugt. Vorausgesetzt ist hierbei, daft der 

 gehorte Ton tiefer ist als der erste Eigenton der Platte und daft die Lange 

 des Gehorganges gegen die Wellenlange zu vernachlassigen ist. 



Was nun die aufteren Umstiinde bei der Bestimmung des geringsten, 

 eben noch wahrnehmbaren Starkegrades eines Tones betrifft, so muft in erster 



S. 189; Gradenigo, Arch. f. Ohrenheilk. 30, 240, 1890; Max Wien, Pflugers Arch, 

 f. Physiol. 97, 1 ft., 1903; vgl. ferner N. Vase hide, De Faudiometrie, Bulletin de 

 Laryngol. etc. t. IV, 1901, chap. 5. 



Nag el, Physiologic dea Menschen. III. 39 



