Vergleich der verschiedenen Schwellen. 715 



Fcblerquellen durch das Verwischen des Erinuerungsbildes eingefiihrt 

 werden konnen. 



Endlich mag hervorgehoben werden, daJ3 durch die Methodeu I und III 

 nur das relative Lokalisationsvermogen gepriift wird, also das Vermogen, 

 zwei Beriihrungsempfindungen rniteinander zu vergleichen und im Verhiiltnis 

 zueinander zu lokalisieren. Aber \venn aucb zwei Enipfindungen in dieser 

 Wetse ricbtig lokalisiert werden, kami docb nocb ein genieinsanier systerna- 

 tischer Fehler das Resultat truben, ahnlich wie es z. B. der Fall ist, wenn zwei 

 durch eiu Prisma gesehene Punkte zwar ricbtig ini Verhaltnis zueinauder 

 gesehen werden, aber docb an unrichtigein Ort lokalisiert werden. Die 

 Methode II gibt dagegen das absolute Lokalisationsvermogeu, wenn man nur 

 den ersten Versuch, den Punkt zu treffen , beriicksichtigt. Als eine Modiri- 

 kation dieser letzteren Methode kann diejenige von Henri 1 ) und Pills- 

 bury 2 ) angesehen werden. Nach dieser Methode hat die Versucbsperson die 

 Aufgabe, den beruhrten Punkt nicht auf deni betreffenden Korperteil, sonderu 

 auf einer Photographie oder eineni Gipsmodell desselben zu zeigen. 



Ein Apparat , der erlaubt, die Haut mit zwei Spitzen gleichzeitig zu be- 

 ruhreu, wird Asthesiometer genannt. Am einfachsten ist es, einen gewohn- 

 lichen Zirkel oder einen Stangenzirkel anzuwenden, dessen Spitzen abgesturnpf't 

 sind und aus einer schlecht warmeleiteuden Substanz verfertigt siud (um 

 Temperaturenipfindungen auszuschlieBen). Zweckmaijig ist es auch (nach 

 Vierordt 3 ), einen Satz Brettcben anzuwenden, auf denen ]e zwei Nadeln 

 so befestigt sind, daB ihre (inalSig stumpfen) Spitzen einen unabanderlichen 

 Abstand haben. Man hat etwa 30 solcber Nadelpaare notig von etwa 0,3 bis 

 zu 80 mm Spitzenabstand. Fiir besondere Zwecke sind koinpliziertere Apparate 

 angegeben (Griesbach 4 ), Binet "'), Bolton 1 ' 1 ), v. Frey 7 ). Bolton ver- 

 wandte in seinem Asthesiometer zwei kleine Metallstabchen mit Elfenbein- 

 spitzen , die beim Auf setzen frei in Lochern der Zirkelarme spielten , so dalj 

 sie nur mit ihreni Eigengewicht , ini ganzen 5 gm , auf die Haut driickten. 

 Hierdurch wurde ein immer gleichartiger Druck erreicht. v. Frey hat 

 eine Einrichtung zur simultanen Reizgebung beschrieben, welche besonders 

 fur Reizuug der Druckpunkte geeignet ist. Fiir die Methode III hat 

 Judd s ) einen zwecknialjigen Apparat angegeben. 



Was die Resultate betrifft, zu denen man bei diesen Untersuchungen 

 gekommen ist, so mag von vornherein die wichtige Tatsache hervorgehoben 

 werden, daU ein sehr groJBer Unterschied eiuerseits zwischen den Siniultaii- 

 schwellen, insbesondere derSchwelle der erkennbaren Duplizitat, ander- 

 seits der Successivschwellen. besonders der Successivschwelle fur die 

 einfache Unterscheidung von Orten auf der Haut besteht. Wahrend 

 diese letztere Schwelle von der Distanz zweier Druckpunkte reprasentiert 

 wird (v. Frey, 1898), ist die Schwelle der erkennbareu Duplizitat rnehrmals 

 - bis hundertmal grower und kann auf gewissen Korperteilen 50 mm 

 und mehr betragen (Weber, 1829). Beziiglich der anderen bier uicht besonders 



J ) Arch, de Physiol. 1893, p. 619 ff. - 2 ) Ainer. Journ. of Psych. 7, 1. Abteil., 

 42 ff. - 3 ) Siehe Kottenkamp n. Ullrich, Zeitschr. f. liinl. (i, 38, 17(>. - 

 4 ) Pfliigers Arch. 68, 65. - - 5 ) Annee psychol. 7, 231, 19'H. -- 6 ) Kni-pHins psychol. 

 Ai-b. 4, 147. - - ') Siehe Brii > k n > i-, /ritsrhr. f. Psychol. u. I'hysidl. d. 

 26, 33, 1901. -- ") Wundts phil..^. Siinlini 12, 416, 1896. 



