604 Olfactometrie. 



durch das Innenrohr em, so wird die Luft, falls das Kautschukrohr nicht ganz 

 iiber das Glasrohr iibergeschoben 1st, erst eine Strecke weit an der Innenflache 

 des Kautschukrohres entlang streichen miissen, ehe sie in das Glasrohr und 

 die Nase eintritt. Eine Holzplatte verdeckt die Einstellung des Riechrohres 

 fur den Untersuchten. Zwaardemaker hat nun gezeigt, daJ3 die Intensitat 

 des von einem Objekt ausgebenden Geruches ceteris paribus der ausdiinstenden 

 Oberflache proportional ist. Somit kann auch im Olfactometer die Intensitat 

 des Riechreizes auf einfache Weise reguliert werden, je nachdem man das 

 Kautschukrohr mehr oder weniger weit iiber das Glasrohr iiberschiebt, die 

 geruchgebende Flache also variiert. 



Zur Verwendung von fliissigen Riechstoffen konnen auch porose Ton- 

 zylinder iiber das glaserne Riechrohr iibergeschoben werden, die man zuvor 

 mit der betreffenden Fliissigkeit durchtrankt hat. 



Als Einheit fiir quantitative Untersuchungen schlagt Zwaardemaker 

 den Reiz vor, der von einem mit Kautschuk armierten Riechmesser geliefert 

 wird, in welchem ein 1cm langes Stuck des Kautschukrohres als Duftflache 

 zur Wirkung komuit. Ein solcher Reiz entspricht ungefahr dern Minimum 

 perceptibile fiir ein normales Riechorgan. Diese Einheit wird als Olfactie 

 bezeichnet ; ein Riechorgan, das diesen Reiz eben wahrnimmt, hat die Riech- 

 scharfe 1. Sind 7 cm Kautschukrohr = 7 Olfactien notig, um einen eben 

 wahrnehmbaren Reiz zu erzeugen, so ist die Riechscharfe l / 7 usw. 



Ein Kautschukolfactometer kann also nach Olfactien graduiert werden. 

 Mit anderen Riechstoffen armiert, ist natiirlich auch der Reizwert von 1 cm 

 Ausdiinstungsflache ein anderer. So empfiehlt Zwaardemaker fiir Appli- 

 kation stiirkerer Riechreize (25 bis 250 Olfactien) eine Rohre von ,,Kunst- 

 horn" (Arnrnoniacmn-Guttapercha). Hier entspricht 1 cm 30 Olfactien. 



Obgleich die von Zwaardemaker gewahlte Einheit willkiirlich und 

 nicht genau reproduzierbar ist, mulj ihre Aufstellung unter den gegebeuen 

 Verhaltnissen doch immerhin als ein groBer Fortschritt betrachtet werden. 

 Das Olfactometer errnoglicht messende Versuche an Gesunden wie an 

 Kranken mit alterierter Geruchsscharfe. 



Odorimetrische Untersuchungen iiber die ,,Riechkraft" ver- 

 schiedener Stoffe lassen sich mit dem Olfactometer anstellen, indern aus festen 

 Stoffen Zylinder von gleichen Dimensionen wie das erwahiite Kautschukrohr 

 gefornit werden, fliissige Stoffe dagegen zur Durchtrankuug der porosen Ton- 

 zylinder benutzt werden. Statt der letzteren konnen auch aus Filtrierpapier 

 gerollte Zylinder (mit einem Drahtgeflecht als Stiitze) clienen, die sich 

 schneller durchtranken. 



Fiir die praktischen Bediirfnisse des Nasenarztes und Nervenarztes 

 diirfte Zwaardemakers olfactometrische Methode alle auderen bisher an- 

 gegebenen iiberfliissig machen. Wenige Worte seien indessen noch iiber 

 diese wegen des theoretischen Interesses einiger Punkte gesagt. 



Valentin l ) brachte kleine Mengen einer riechenden Substanz in einen 

 groBen Glasballon und stellte so annaherungsweise fest, ein wie groBes Quan- 

 tum Luft durch eine bestimmte Substanzmenge noch riechend gemacht werden 

 kann. Auch tropfte er riechende Flussigkeiten in groJSe Portioneu Wasser 



Lehrbuch der Physiologie, 4. Aufl., 1855, S. 667. 



