340 Die gasformigen Ausscheidungsprodukte. 



bei seinem Apparat jeder Fehler der Wasserbestimmuug durch Kondensation 

 absolut beseitigt ist. Doch ist zu bemerken, daJ3 das Respirationskalorimeter 

 von Atwater und Rosa einen Cubikinhalt von nur 4,8 cbm und die 

 Respirationskammer von Rubner einen von 7,5 cbm hat, wahrend der Luft- 

 raum im Pettenkof erschen Apparat 12, 7 cbm und in deni von Sonden 

 und mir 100,65 cbm betragt. 



Mit Apparaten nach Regnault und Reiset hat man, meines Wissens, 

 nie versucht, Bestimmungen der Wasserabgabe zu machen. 



Bis jetzt ist es nur Jaquet und, nach brieflicher Mitteilung, Atwater 

 gelungen, unter Anwendung eines durch einen ununterbrochenen Luftstrom 

 ventilierten Respirationsapparates den Sauerstoffverbrauch mit geniigender 

 Exaktheit direkt zu bestimrnen. Da indes die Kenntnis von dem Sauerstoff- 

 verbrauch fur Stoi'fwechseluntersuchungen von der groBten Bedeutung ist, 

 suchte Petteukof er denselben iudirekt zu ermittelu. Die Diff erenz zwischen 

 dem Anf angsgewicht der Versuchsperson, plus alien seinen direkt bestinimten 

 Einnahmen, minus aller Ausgaben und des Endgewichts ergibt die Sauer- 

 stoffaufnahrne. Jedoch kann diese Berechnung nie vollig befriedigende Re- 

 sultate geben, denn alle Analysenfehler werden sich ja bei derselben geltend 

 machen miissen, und insbesondere wird;der Fehler der Wasserbestimmung 

 hierbei einen sehr bedenklichen EinfluB ausiiben. Auch hat man nur sehr 

 selten Versuche gemacht, um in dieser Weise die Sauerstoffaufnahme zu 

 bestimmen. 



Dagegen sind die nach Regnault und Reiset gebauten Apparate ganz 

 besonders fur die direkte Bestimmung des Sauerstoffs geeignet; hat man ja 

 nur die Luft in der Respiratiouskammer vor und nach dem Versuche auf Sauer- 

 stoff zu analysieren und die Menge reinen Sauerstoffs zu bestimmen, welche 

 aus den Behaltern in die Respirationskammer iibergeht. 



Unter Anwendung von Respirationsapparaten nach Pettenkofer oder 

 Regnault und Reiset kanu man sogar am Menschen tagelang die Kohlen- 

 saure- und Wasserabgabe (bzw. die Sauerstoffaufnahme) ununterbrochen be- 

 stimmen. Solche Apparate sind aber sehr kostspielig und erfordern ziemlich 

 viel Raum, weshalb sie nicht in alien Laboratorien eiugerichtet werden konneu. 

 Darin liegt wesentlich die Ursache, weshalb man in der letzten Zeit vielfach 

 Apparate nach der vierten Methode Lavoisiers benutzt hat, d. h. Apparate, 

 bei welchen das Versuchsindividuum durch eine Gesichtsmaske oder ein 

 Mundstiick, bei Tieren durch eine Trachealkanlile atmet und die eingeatrnete 

 wie die ausgeatmete Luft durch zweckmafiig eingerichtete Ventile vonein- 

 ander getrennt wird. Die bewegten Luftniengen werden gernessen und 

 analysiert; wegen des hier in Betracht kommenden kleinen Luftvolumens laCt 

 sich auch die Sauerstoffbestimmung mit grower Prazision ausfiihren. 



Unter den von verschiedenen Autoren benutzten Versuchsanordnungen 

 dieser Art sind die im Laboratorium von Zuntz 1 ) ausgebildeten Methoden 



') Zuntz und Geppert, Arch. f. d. ges. Physiol. 42, 196, 1888; Strass- 

 mann, ebenda 49, 321, 1891; Loewy, ebenda 49, 492, 1891; Magnus-Levy, 

 ebenda 55, 1, 1894. Vgl. unter anderem noch Speck, Schriften d. Ges. zurBeford. 

 der Naturw. zu Marburg 10, 1871; Hanriet und Richet, Ann. d. chimie et de 

 phys., 6. serie, 22, 1, 1891 und Travaux du laboratoire de Kichet 1, 470, 1893; 

 Tissot, Archives de physiologie 1896, p. 563. 



