mit Quecksilbermanometern. 697 



berg 1 ) hat die Einschaltung einer 1- bis 2proz. Losung von neutralem 

 Kaliumoxalat empfohlen. 



Um tunlichst zu verhindern, daJ3 das spezifisch schwerere Magnesium- 

 sulfat infolge seiuer Schwere in die GefaBe hineinfiieBt, hat schon Fick die 

 Zwischenschaltuug einer U-Rohre empfohlen, eine Vorschrift, die 

 leider fast niemals beachtet wird. Da trotzdem leicht Gerinnungen vorkommen, 

 muB man oft den Versuch unterbrechen, um die Kaniile zu reinigen. Bardier 2 ) 

 hat eine Modifikation vorgeschlagen, bei der eine Seitenrohre das Fallen, 

 Keinigeu und Auswaschen wahrend des Versuches erlaubt. 



Wenn man den Blutdruck des Herzens bestimmen will, so kann man 

 ebenfalls Kaniilen - - die naturgemafi hier eine den speziellen Verhaltnissen an- 

 gepaCte Form haben miissen - - beuutzen. Man kann z. B. sehr gut Kaniilen in 

 den Vorhof binden uud damit den Druck im Vorhof, oder wenn man sie langer 

 macht, auch im Ventrikel messen. Da hier das Ende der Kaniile nicht in einem 

 dieselbe gleichsam verlangernden Gefafie steckt, sondern mitten im stromenden 

 Blute, so wird bei jeder Drucksenkung die Manometerfliissigkeit sofort in den all- 

 gemeinen Kreislauf kommen, und umgekehrt wird bei jeder Druckerhohung frisches 

 Blut in die Kaniile dringen ; so wird verhaltnismaCig schnell in der Kaniile die meist 

 giftige Fliissigkeit durch Blut ersetzt sein; es kommt daher zu Vergiftuugserschei- 

 nungen einerseits, zu Gerinnungen andererseits. Derartige offene Kaniilen werden 

 auch deshalb selten angewandt, weil fur die Methoden, bei denen man das Blut bei 

 uneroffnetem Thorax untersuchen kann, sich diese offenen Kaniilen schlechter 

 eignen. Die hierbei verwendeten Instrumente sollen auf S. 701 beschrieben werden. 



17- 



Messung des in it tier en Blutdrucks mit Fliissigkeits- 

 (Quecksilber-)Manometern. 



Um nun die Kraft zu bestimmen, mit der das Blut in die Kaniile hiuein- 

 zudringen sucht, muB man dieser Kraft durch irgend eine andere leicht meB- 

 bare Kraft das Gleichgewicht halten. Man kann dazu eine Flussigkeitssaule 

 oder eine elastische Kraft verwenden. Der erste Apparat, rait dem der arterielle 

 Druck schon im Jahre 1733 von Stephan Hales 3 ) ziemlich richtig gemessen 

 wurde, war ein Fliissigkeitsmanometer. Er setzte bei einem 14 Jahre 

 alten, in Riickenlage festgebundenen Pferde die Art. femordlis mittels eines 

 kupfernen Troikarts mit einem langen, aufreeht stehenden, 0,4cm weiten 

 Glasrohre in Verbindung und sah dann das Blut darin so hoch steigen, dalJ 

 es 8 FuB 3 Zoll (d. i. 252 cm) uber dem linkeu Herzen stand. Da Blut ein 

 spezifisches Gewicht von 1,06 und Quecksilber ein solches von 13,6 hat, ent- 

 spricht dies einem Hg- Druck von 19,6cm. Handlicher und brauchbarer 

 wiirde dieses Instrument erst, als Poiseuille 4 ) nicht das Blut selbst in das 

 Manometer dringen lieB, sondern statt dessen Quecksilber verwandte, in- 

 folgedessen er auch nur ein etwa 13mal kiirzeres Rohr gebrauchte, denn 

 Quecksilber ist ja etwa 13mal so schwer als Blut. Hiermit konnte man den 



l ) T. Thunberg, Zur Methodik der Blutdruckversuche (Physiol. Labor. 

 Upsala), Zentralbl. f. Physiol. 12, 73, 1898. (Einschaltung einer 1- bis 2proz. 

 Losung von neutralem Kaliumoxalat.) - *) E. Bardier, Nouveau modele de ca- 

 nule a pression arterielle, Compt. rend, de la soc. de biol. 1897, p. 1025 1027. - 

 3 ) St. Hales, Statical Essays 1733 uud Statik des Gebliites, Halle 1748 (iibersetzt 

 aus dem Englischen). - 4 ) Poiseuille, Eecherches sur la force du coeur aortique, 

 These de Paris 1828. 



