698 Mittlerer Blutdruck. 



mittleren Bhitdruck recht gut bestimmen, und die diesbezuglichen Messungen 

 Poiseuilles lassen denn auch an Genauigkeit wenig zu wiinschen iibrig; 

 jedoch war es auBerst scbwer, den einzelnen sehr schnell aufeinanderf olgendeu 

 Bewegungen, welche infolge der Herzkontraktiouen statthaben, im einzelnen 

 zu folgen. Ludwigs a ) Einrichtung, welche bewirkte, dafi das sich be- 

 wegende Quecksilber selber seine Bewegungen aufschrieb, ist 

 bekanntlk-h deshalb fiir die gesainte Physiologie so bedeutungsvoll geworden, 

 weil es das erste Bei spiel der graphiscken Methode war, welche seit- 

 dem in tausendfaltiger Variation die physiologische Methodik beherrscht hat 

 und der wir eine grofie Zahl der wertvollsten Errungenschaften der letzten 

 Jahrzehnte verdanken. Vielleicbt ist sogar die Wertschatzung zu grofi. Die 

 eigentliche Beobachtung leidet manchmal darunter, daJJ viele glauben : wenn 

 man nur eine Kurve zeichnet, so miiBte sich damit auch etwas niachen lassen. 

 Dies gilt hauptsachlich fiir Puls- und Blutdruckkurven. 



Die Ludwigsche Einrichtung bestand dariu, dafi auf dem Quecksilber 

 ein leichter Schwimmer schwamm, aiif dem ein langer, vertikaler, oben um- 

 geliogener Glasfaden befestigt war, der seine Bewegungen auf die sich drehende 

 Trommel eines Kyinographions aufschrieb. Der Stiel dss Schwimmers niufi 

 natiirlich in einer Fiihrung laufen, und es ist oft nicht leicht, Reibung zu 

 vermeiden. 



Eine Moclifikation der Methode, die wohl von Chauveau zuerst angegeben 

 ist, hat sich mir bei ahulichen Yersuchen gut bewahrt. Der Schwimmer, der aus 

 einem etwa 2cm langen starken Eisendraht besteht, greift mittels eines Fadens 

 an einem zweiarmigen Hebel an, dessen andere Seite leicht belastet ist, um den 

 Faden immer gespannt zu halten. 



Mit dieser Methode sind die hauptsachlichsten Bestimmungen des mitt- 

 leren Blutdruckes angestellt, und zu diesem Zweck ist sie auch heute noch die 

 brauchbarste und exakteste, wie seinerzeit schon Landois 2 ) beim Vergleich 

 mit dern Fickschen Blutwellenschreiber hervorhob. Es empfiehlt sich nach 

 dem Yorschlag Setschenows s ), das Manometerrohr an einem tiefsten 

 Punkte einzuengen. Durch die hierdurch gesetzte grofiere Reibung kann 

 man die Ausschlage des Manometers so weit verlangsamen , daC sich das 

 Manometerniveau zwischen zwei Pulsen gar nicht merklich verschiebt. Das 

 Manometer stellt sich dann genau auf den mittleren Blutdruck ein 4 ). 



18- 



Messung des maxirnalen und minirnalen Druckes 

 mit Yentilmanometer. 



Statt der einfachen Verengerung kann man nun auch ein Ventil an- 

 wenden. Wenn man dasselbe so anbringt, daft es den Zustrorn in das 

 Manometer erlaubt, den Riickstrom dagegen verhindert, dann erhalt man ein 



') Ludwig, Beitrage zur Kemitnis des Einflusses der Respirationsbewegungen 

 auf den Blutlauf im Aortensystem, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1847, S. 243, s. S. 261. 

 8 ) L. Landois, Die Lehre vom Arterienpuls , S. 24. Berlin, Aug. Hirschwald, 

 1872. a ) I. Setschenow, Eine neue Methode, die mittlere GroCe des Blutdruckes 

 in den Arterien zu bestimmen, Zeitschr. f. vat. Mediz. 12, 170. 4 ) In Analogic 

 mit der sonst gebrauchlichen Terminologie miiCte man allerdings richtiger von dem 

 B Durchschnittsblutdruck 1 ' sprechen (vgl. das auf S. 726 iiber Durchschnittsgeschwin- 

 digkeit Gesagte). 



