700 Schnell reagierende Manometer. 



direkt. sondern durch Verniittelung von Elektrizitat - - geoffnet werden. Diese 

 Methode erlaubt, das Stiick der Kurve, das einen boheren als den eingestellten 

 Blutdruck reprasentiert, ohne anfanglicbe Schleuderwirkung zu schreiben. 

 Einen ahnlicben, aber einfacberen Apparat bat 0. Frank 1 ) im folgenden 

 Jabre angegeben. 



Will man aber moglicbst genau die ganze Kurve scbreiben, dann muJj man 

 die Masse des in Bewegung gesetzten Systems moglicbst gering wablen und 

 - da die Energie proportional mv 2 ist dafiir sorgen, daC die Gescbwindig- 

 keiten moglichst gering bleiben. 



Diese einfachen und klaren Gesichtspunkte sind von alien Konstrukteuren 

 mehr oder weniger bewufit befolgt worden. Seit dem Jahre 1903 hat 0. Frank, 

 der fruher 1 ) ebenfalls experimentelle Kritik anwandte, eine Reihe von Arbeiten 

 publiziert, in denen er versucht, durch Rechnung welter zu kommen. Die an sich 

 exakte, analytisch-mathematische Methode kann jedoch deshalb zu keinem Resultat 

 f uhren, weil wir das Tragheitsmoment komplizierter Korper nicht berechnen, sondern 

 nur experimentell ausprobieren konnen; ebenso ist es iiberall dort, wo elastische 

 Krafte ins Spiel kommen. Wer sich fiir diese, meiner Meinung nach auch dort, wo 

 sie richtig sind, nicht notwendigen Rechnungen interessiert, sei auf die 

 Frankschen Originalarbeiteii verwiesen *). 



Man kann nun, wie zuerst Cybulski gezeigt bat, aucb Capillaren ver- 

 wenden ; wenn in beiden Schenkeln Quecksilberoberflacben vorhanden sind, 

 bebt sicb die Capillardepression fast heraus 3 ), auf pbotographiscbem Wege 

 wird dann die Bewegung des Quecksilbers registriert. Aucb Bayliss und 

 Starling 4 ) baben ein Capillarmanometer angewendet, das eine kleine Luft- 

 blase entbielt, deren Bewegung photograpbiscb registriert wurde. 



Die elastiscben Manometer. 



Meist aber bat man die gedachten Scbwierigkeiten im Prinzip dadurch 

 zu iiberwinden gesucbt, daft man das Blut gegen eine nur sebr wenig beweg- 

 licbe Flacbe driicken liefi. Wenn scbon eine geringe Yerscbiebung dieser 

 Flache einen verbaltuismaCig groCen Energieaufwand erfordert, so braucht 

 das Blut bzw. die in Betracbt kommenden Teile des Registrierapparates nur 

 minimale (also aucb verhaltnismaJBig langsame) Bewegungen auszufiibren. 

 Xeben deuiVorteil in bezug auf die Genauigkeit der Registrierung gebt hier- 



l ) O. Frank, Ein experimentelles Hilfsnaittel fiir eine Kritik der Kammerdruck- 

 kurven, Zeitschr. f. Biol. 35, 478, 1897. -- 2 ) O.Frank, Kritik der elastischen Mano- 

 meter, Zeitschr. f. Biol. 44, 445, 1903; Theorie des Kolbenmanometers , ebenda 

 45, 464, 1903; Prinzipien der Konstruktion von Schreibhebeln, ebenda 45, 480, 

 1903; Die Registrierung des Pulses durch einen Spiegelsphygmographen, Munch, 

 med. Wochenschr. 1904, Nr. 42; Konstruktion und Durchrechnung von Registri'-r- 

 spiegeln, Zeitschr. f. Biol. 46, 421, 1905; Der Puls in den Arterien, ebenda 46, 

 441, 1905; Derselbe und Petter, Statik der Membranmanometer und der Luft- 

 transmission, ebenda 48, 489, 1906; vgl. jedoch auch die Kritik der Frankschen 

 Methode bei Nicolai und Sen lick, Die Gestalt einer deformierten Manometer- 

 membran experimentell bestimmt, Arch. f. (Anat u.) Physio]. 1907, S. 135 f. sowie 

 Nicolai, Noch einmal die Franksche Paraboloidmembran , Zeitschr. f. Biol. ;>0, 

 456. - - 3 ) Nicht ganz , weil auf der einen Seite das Hg direkt oder indirekt gegen 

 Blut , auf der anderen Seite direkt oder indirekt gegen Luft angrenzen muC. 

 4 ) W. M. Bayliss and E. H. Starling, On the form of the intraventricular and 

 aortic pressure curves obtained by a new method , Intern. Monatsschr. f. Anat. u. 

 Physiol. 1894. 



