Elastische Manometer. 701 



mit Hand in Hand der Vorteil, dafi nur sehr wenig Blut in die Kaniile ein- 

 dringt und infolgedessen leichter Gerinnung vermieden werden kann. 



Das Prinzip der geringen Beweglichkeit der F'lachen verwirklichen bis 

 zu einem gewissen Grade auch die von Chauveau und Marey *) zuerst an- 

 gegebenen cardiographischen Sonden ; dieaelben stellen gefensterte Sonden 

 dar, die ins Herz eingefiihrt werden. Die Fenster sind mit Kautschuk uber- 

 spannt und bilden eben die bewegliche Flache. Diese Bewegung wird durch 

 Luftiibertragung einem Mareyschen ,,Tambour alevier" zugefiihrt. Derartige 

 Sonden sind fur die einzelnen Ventrikel und Vorhofe angegeben. Eine neue 

 cardiographische Sonde beschreiben z. B. Gley 2 ) und Meyer 3 ). Eine eigen- 

 artige Modifikatiou hat Grunbaum 4 ) angegeben; hier ist die in der Sonde 

 angebrachte bewegliche Membran mit einer Zinkplatte armiert, die einer 

 anderen festen parallel gegeniibersteht. Zwischen den Flatten befindet sich 

 Zinkaulfat. Die Druckanderungen erzeugen Schwankungen des Widerstandes 

 in einem elektrischen Stromkreis, welche man mittels eines Capillarelektro- 

 meters registriert. 



Bei alien anderen Manometern (mit Ausnahme des ersten Fickschen) 

 ist die zu bewegende Flache immer die Membran des nach dem Prinzip der 

 Mareyschen Kapsel gebauten Apparates. Wesentlich ist dabei, daC die Aus- 

 buchtung bei der Blutdruckschwankung die Membran nicht gar zu sehr 

 deformiert, weil nur uuter diesen Bedingungen Proportion alitat zwischen 

 Druckanderung und Membranverschiebung herrscht (vgl. Athanasiu 5 ) sowie 

 Nicolai und Schlick 6 ), die notwendige VergroCerung niufi man dann durch 

 Hebeliibertragung erzielen, am exaktesten natiirlich durch den rnasseloseu 

 Hebel des Lichtstrahles. 



Fick 7 ) hat eine sehr kleine Gummimembran genommen, deren Exkur- 

 sionen er durch eine Stahlfeder minderte. Ahnlich im Prinzip ist das Mano- 

 meter von Frey und Krehl 8 ), Hurthle 9 ) und Gad 10 ). Doch werden die 

 letzteren Apparate heute mit einer (nach Art einer Aneroidbarometerkapsel) 

 gewellten Blechmembran geliefert. Alle diese Instrumente rmissen einpirisch 

 mit einem Quecksilbermanometer verglichen und geeicht werden und zwar 

 muC diese Eichung wegeu der leider wechselnden Spannung vor und nach 

 jedem Versuch vorgenoimnen werden. 



Einen etwas anderen Weg bat Fick 11 ) bei seineru ersten Modell gewahlt; 

 er hat einen Apparat konstruiert, der auf dem Prinzip des Bourdonschen 



') Chauveau und Marey 1863; Nicolai und Schlick, Die Gestalt 

 einer deformierten Manometermembran experimentell bestimmt, Arch. f. (Anat. 

 u.) Physiol. 1907, S. 129. 2 ) Gley, Sonde cardiographique , Compt. rend, de la 



soc. de biol. 1894, p. 445 446. - 3 ) E. Meyer, Sonde cardiographique pour la 

 pression intra - ventriculaire chez le chien., Compt. rend, de la soc. de biol. 1894, 

 p. 443 445. 4 ) 0. F. F. Griinbaum, On a new method of recording alterations 

 of pressure, (Physiol. Soc.) Journ. of Physiol. 22, 49 51.-- 5 ) Athanasiu-Methode 

 graphique, Traveaux de 1'Ass. de 1'Inst. Marey, Paris 1905, p. 77 ff. - - 6 ) Nicolai 

 und Schlick, Die Gestalt einer deformierten Manometermembran experimentell 

 bestimmt, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1907, S. 135 f. 7 ) Fick, Pfliigers Arch. 



30, 597, 1883. - - 8 ) Frey und Krehl, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1890, S. 31. - 

 9 ) Hurthle, Pfliigers Arch. 43, 399, 1888. 10 ) Gad, Zentralbl. f. Physiol. 1889, 

 S. 318. - n ) A. Fick, Ein neuer Blutwellenzeichner, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 

 1864, S. 583. 



